14 



des vorhandenen Ionisationsfeldes ein elektrischer Strom aus. 

 Derselbe wird ein proportionales Maß der gesamten, in dem 

 Kondensatorgefäß vorhandenen Ionisation dann sein, wenn überall 

 das elektrische Feld im Verhältnis zum Ionisierungst'elde so stark 

 ist, daß die spontane Wiedervereinigung der Ionen, die Moli- 

 sierung, keine erhebliche Rolle spielt, sondern gegen den Ionen- 

 verbrauch durch den Strom verschwindet. Wir müssen also 

 verlangen, daß überall im Kondensator Sättigungsstrom herrsche. 

 Die Bedingungen für das Zustandekommen desselben sind bei 

 einem homogenen Ionisationsfelde, wie wir dasselbe z. B. mit 

 hoher Annäherung durch das Einleiten von Emanation herstellen 

 können, bis zu erheblich größeren Stromstärken hinauf erfüllt, 

 als in dem inhomogenen Felde eines festen Ionisators. 



Zur Erläuterung dieser Tatsache möge die folgende Tabelle 

 dienen, in der Beobachtungen von mir über die Abhängigkeit der 

 Stromstärke von der Spannung einmal in einem durch Uranacetat, 

 das andere Mal in einem durch Radiumemanation hervorgerufenen 

 Felde wiedergegeben sind. 



Mittlere Spannung 



Voltfall in der Minute 



Voltfall in der Minute 



in Volt 



bei 12 gr Uranacetat 



bei Pecherzemanation 



222 



44 i 



52,4 1 Mittel aus 8 Beob- 



206 



4 1^0 | Mittel aus 16 Be- 



52,6 > achtungen. Einzel- 



190 



40,2 j obachtungen. 



52,1 J werte stark ab- 



174 



39,5 > 



weichend. 



Das äußere Kennzeichen des Sättigungsstromes, die Unab- 

 hängigkeit der Stromstärke von der Spannung ist aber nur ein 

 notwendiges, kein hinreichendes Kennzeichen dafür, daß alle Ionen 

 zur Stroinbildang verbraucht werden. Es kann ein Teil des 

 lonisationsfeldes, z. B. das stark inhomogene Feld der leicht 

 absorbierbaren Strahlen in einem so schwachen Teile des 

 elektrischen Feldes liegen, daß er zur Strombildung überhaupt 

 nicht wesentlich beiträgt. Das ist nun, wie mir aus den im 

 folgenden beschriebenen Versuchen hervorzugehen scheint, in ganz 

 hervorragendem Maße bei der Elster und G eitel sehen Anordnung 

 der Fall. 



Es wurden bei diesen Versuchen mit einander verglichen: 



1. Mein Apparat in der oben beschriebenen Anordnung 

 (in der Tabelle mit B. bezeichnet. Siehe Fig. 3.) 



2. EineNachbildung der Elster und Gbitel sehen Anordnung 

 (in der Tabelle mit E. bezeichnet). 



Mein Elektroskop wurde auf ein Brettchen geschraubt, das 

 mit Metallpapier bedeckt war; den Fuß desselben umgab die 



