4 



äußere Elektrode des Kondensators in Gestalt eines zylindrische» 

 Kessels aus Y2 mm starkem Kupferblech luftdicht aufgeschoben. 

 Derselbe hat 18 cm Durchmesser und 20 cm Höhe. Der oben 

 offene Kessel kann durch einen aus gleichem Materiale gefertigten 

 schwach gewölbten Deckel geschlossen 

 werden, der auf ihn durch federnde U- för- 

 mige Klammern angepreßt wird. Eine ring- 

 förmige Gummieinlage sorgt ciafür, daß 

 der Verschluß luftdicht ist. Kesselboden 

 und Deckel sind mit messingnen Schlauch- 

 hähnen versehen. Durch den Deckel ist 

 isoliert und luftdicht verschiebbar eine 

 Sonde, die zum Aufladen der inneren 

 Elektrode dient. Diese letztere besteht 

 aus einem 1,25 cm starken und 10 cm 

 langen Kupferzylinder. Der sie tragende- 

 Stift ist in der üblichen Weise in den 

 Kopf des Blättchenträgers des Elektroskopes- 

 eingesteckt. Die zum Laden des Konden- 

 sators benutzte Zambonisäule trägt in der 

 Mitte einen zylindrischen Messingkörper, 

 dessen Durchmesser denjenigen der Säule 

 selbst um etwa 1 cm übertrifft. Zum 

 Transport der Säule werden auf ihn von 

 beiden Seiten weite Messingrohre aufge- 

 schoben, die dieselbe im übrigen nicht be- 

 rühren. Des weiteren gehören zu dem 

 Apparate, wenn derselbe zum Untersuchen 

 von Bodenluftproben benützt wird: ein 

 Gummigebläse (FranqoisFonrobert, Berlin, 

 Gebläse Na.-? 1 /*), um die zu untersuchende 

 Luft in den Kondensator zu befördern, ein 

 System von 2,5 cm weiten stark wandige» 

 Gummischläuchen, die Chlorkalzium zum 

 Trocknen und Watte zum Entstauben der- 

 selben enthalten, dünne Gummischläuche 

 zur Herstellung der nötigen Verbindungen, 

 ein Erdbohrer und Messingrohre zum Ausfüttern der Bohrlöcher. 

 Das Elektrometer wird zum Transport in eine feste, mit Trag- 

 riemen versehene Ledertasche verpackt, der Kessel kommt in ein 

 leichtes zylindrisches Handköfferchen. Die übrigen Teile wurde» 

 teils im Kessel, teils im Rucksack transportiert. 



Um das Instrument vor Wasserkondensationen und den da- 

 durch bedingten Isolationsstörungen zu bewahren, erwies es sieb 



Fig. 1. 

 E Elektrometer 

 A äußere Elektrode 

 I innere Elektrode 

 S Ladesonde 

 B Bohrloch 

 T Trocken- und Ent- 

 staubungsrohre 

 Ionisation 

 (Emanation) 



