3 



man mit der Annahme, daß Sättigungsstrom herrsche, gerade in 

 •einem der wichtigsten Fälle sehr vorsichtig sein muß. 



Der wichtigste Teil meiner Beobachtungen wurde unter Be- 

 nutzung dieser ionisierenden Wirkung radioaktiver Substanzen 

 ausgeführt. Radioaktive Substanzen wirken auch auf die photo- 

 grap Irische Platte und auf phosphoreszierende Körper. Ich habe 

 .aber nur in einigen Ausnahmefällen von der photographischen 

 Wirkung Gebrauch gemacht. 



Apparate und Methoden. 

 Bei den Beobachtungen an Bodengasen bringt die Natur der 

 gestellten Aufgabe die folgenden Anforderungen mit sich: 



1. Wegen der raschen zeitlichen Änderung der radioaktiven 

 Emanationen müssen die Beobachtungen im Gelände angestellt 

 werden. Daraus folgt als Anforderung an den Apparat: Leichtig- 

 keit, leichtes Zusammenlegen, Derbheit. 



2. Bei den Beobachtungen ergibt sich eine große Menge 

 von Felilerquellen, deren Einwirkung am zweckmäßigsten durch 

 •eine große Zahl von Einzelbeobachtungen zu eliminieren ist. 

 Daraus folgt als Anforderung an die Methode das Zusammen- 

 drängen der einzelnen Beobachtung auf eine möglichst kurze 

 Zeitspanne. 



Nach Vorversuchen, die mit Apparaten und Materialien des 

 Göttinger geophysikalischen Institutes gemacht wurden, für deren 

 Ermöglichung ich Herrn Prof. Wiechert zu Danke verpflichtet 

 bin, schritt ich zur Konstruktion des im folgenden beschriebenen 

 Apparates. In liebenswürdigster Weise unterstützte mich dabei 

 Herr Dr. Gerdien durch seine reichen Erfahrungen in luftelek- 

 trischen Beobachtungen, wofür ich ihm auch an dieser Stelle 

 meinen besten Dank ausspreche. Ausgeführt wurde derselbe 

 in vorzüglichster Weise von den Herren Spindler und Hoyer 

 in Göttingen. 



Die Strommessung geschieht, wie allgemein üblich, auf 

 elektrostatischem Wege, indem man die Geschwindigkeit bestimmt, 

 mit der sich die SpannungsdiiTerenz zwischen den beiden durch 

 •«las ionisierte Luftquantum getrennten Elektroden eines Zylinder- 

 kondensators ändert. Die Spannung wird mit einem Blättchen- 

 «elektrometer mit innerer Bernsteinisolation gemessen, welches von 

 •einem leichten Metallröhrenstatif getragen wird, wie dasselbe für 

 photographische Zwecke käuflich ist. Es unterscheidet sich von 

 der gebräuchlichen, von Elster und Geitel angegebenen Form 

 zunächst dadurch, daß es luftdicht gearbeitet ist. Auch sind 

 -seine Abmessungen so gewählt, daß seine Kapazität eine geringere 

 geworden ist. Auf seinen 35 mm weiten oberen Hals wird die 



1* 



