6 JAC. G>. OTTO. SPEKTEALATsALYSE OG DENS ANVENDELSE. 



Denne Konstant kan man let faststille ved at bestemme Ex- 

 tinctionskoefficienten for en Vaedske af bekjendt Gehalt paa lys- 

 absorberende Stof, idet man da har: 



Har man nu bestemt A for et eller andet Stof, saa kan dette 

 siden benyttes til kvantitativ Bestemmelse af Koncentrationen af 

 en vilkaarlig Oplosning af samme Substants. idet man kun behover 

 at bestemme Oplosningens Extinctionskoefficient for saa af Lig- 

 ningen: 



c == s A 



strax at beregne Koncentrationen. 



I det folgende, som overalt ved spektrophotometriske Under- 

 S0gelser, betegner Koncentrationen, c, Gehalten paa farvende (lys- 

 cibsorberende) Substants i 1 Kcm. Oplesning. 1 



Som man ser, afhsenger den hele Maalemethodes Va3rdi af 

 den Noiagtighed, hvorved et Mediums Extinctionskoefficient lader 

 sig bestemme, og dette sidste igjen af den Grad af Sikkerhed, med 

 hvilken man kan maale Intensitetsforskjellen mellem to Straaler. 

 Thi for Extinctionskoefficienten lader sig beregne, maa man finde 

 T o: Lysstyrken af den ved Gjennemgangen gjennem et Vaedske- 

 schicht af Tykkelsen 1 svaikkede Lysstraale. og dette sker ved at 

 sammenligne denne sidste med det oprindelige Lys, hvis Intensitet 

 altid ssettes = 1. 



Efter de i det foregaaende meddelte theoretiske Betragtninger, 

 paa hvilke den kvantitative Spektralanalyse i sin Almindelighed 

 beror, skal jeg gaa over til en kort Beskrivelse af de forskjellige 

 Spektrophotometre. 



Yierordt' udforer Photometrien af et Absorptionsspektrum ved 



1 Kfter Vierordts Forslafc. 



