CHRISTIANIA VIDENSK.-SELSK. FORHANDL. 188 2. No. 25. 11 



Trommel forsynet Mikrometerskrue, er anbragt en Indretning, der 

 tjener til at sende polariseret Lys ind i Apparatet, og som er ind- 

 rettet paa nedenstaaende Maade: 



A er et lidet Nicol, hvorved en Del af det indfaldende Lys polari- 

 seres. Efter at have passeret dette trseffer det paa Glaslegemet 

 B, der ved Reflexion sender det polariserede Lys ind i Apparatet 

 gjennem den ved Mikrometerskruen regulerbare Spalt. Lysstraa- 

 lens Gang er betegnet i Fig. med Linien abed. 



Det 0vrige fra Lyskilden udstraalede Lys falder direkte paa 

 Glaslegemet B, hvor det efter at vsere brudt ganske svagt sendes 

 ind i Apparatet parallelt med den oprindelige Retning, som Linien 

 efgh udviser. 



Det gjennem Nicolet A gaaende Lys taber imidlertid ved Po- 

 larisation og Reflexion mere af sin oprindelige Intensitet end det, 

 der kun er gaaet gjennem Glaslegemet, og for at udjevne denne 

 Intensitetsforskjel er der foran Glaslegemet anbragt en achromati- 

 seret Rogglaskile, 0, der ved en Skrueindretning, D, kan forskyves 

 frem og tilbage foran Apparatets Spalt, til den omtalte Intensi- 

 tetsforskjel er kompenseret. 



Et Gjennemsnit af Rogglaskilen er fremstillet i nedenstaaende 

 Fig., hvor den skraferede Del betegner &0gglas den ikke skrafe- 

 rede Flintglas. 



Forskyves denne i Retning ab foran Spalten, vil efterhaanden 

 Lyset komme til at passere gjennem et tykkere og tykkere Lag 



