— 257 — 



dient zur Aufnahrae des Pyknometers, während die Glasplatte 

 f f, am Rande gut eingefettet, den oberen Verschluß bildet. 



In der Mitte dieser Glasplatte ff ist ein Kautschuk- 

 pfropfen d angebracht, durch welchen ein Glasrohr e e von 

 5 mm Durchmesser und 1 ram Bohrung geführt ist, und zwar 

 so, daß dasselbe bis etwas unter das obere Ende des Pykno- 

 meterhalses reicht und letzteren so vor dem Umfallen beim 

 Schütteln bewahrt. An das Glasrohr e e ist oberhalb d ein 

 Glashahn 1 1 und ferner ein elliptisches Glasgefäß b ange- 

 schmolzen, dessen Hals mit einem Korkstöpsel verschlossen 



Fig. 2. 



Apparat für pyknometrische Bestimmungen unter Luftabschluß. 



werden kann. Man operiert nun so, daß zunächst das Pykno- 

 meter mit der zerkleinerten Substanz so eingesetzt wird, daß 

 es in der Mitte des Apparats steht; dann wird die Glasplatte 

 ff aufgelegt und in diese der Apparat eeb mit dem Pfropfen 

 d luftdicht eingesetzt, nachdem die Enden des Hahnes tt 

 2—3 mm breit vorsichtig eingefettet worden. Es wird dann 

 bei geschlossenem Hahn 1 1 das Gefäß b mit gut ausgekochtem 

 Wasser bis an den Rand gefüllt und mit dem Korkpfropfen a 

 dicht verschlossen, uud zwar so, daß sich keine Luft darunter 

 befindet. Es wird dann bei h die Luftpumpe angeschlossen 

 und in Bewegung gesetzt. 



19* 



