la plus courte (où la moindre erreur entraînerait 

 toujours une faute considérable). Il faut faire pro- 

 jeter par la lentille à une distance suffisamment 

 considérable une image multiple d'un petit objet : 

 le foyer sera égal au quotient de cette distance 

 divisée par un nombre plus grand d'une unité 

 que ce multiple (§ Jf5). Pour cela, eu pratique , il 

 faut fixer , ne fut-ce qu'avec de la cire ou toute 

 autre substance collante , la lentille au bout d'un 

 tuyau contenant intérieurement un autre tuyau de 

 tirage muni à l'autre bout d'un oculaire convexe 

 (ou même seulement d'un couvercle avec un trou 

 central) et d'un diaphragme au foyer (comme on a 

 coutume de dire) de celui-ci. Disposant cet appa- 

 reil à peu près comme le corps d'un microscope 

 composé , on n'a qu'à observer un micromètre 

 objectif et à allonger l'instrument jusqu'à ce que 

 sur une échelle gravée sur du verre ou même 

 seulement sur du talc ou sur toute autre lame 

 transparente, disposée sur le diaphragme intérieur, 

 on aperçoive à une distance suffisamment grande 

 (pour pouvoir être mesurée assez exactement) de 

 la lentille une image multiple du micromètre. On 

 peut indiquer (graver) une échelle sur le tuyau 

 de tirage même > à partir de la hauteur à laquelle 

 se trouve la surface gravée de l'échelle mise sur 

 le diaphragme. Connaissant ainsi la longueur du 

 tuyau extérieur on trouvera la distance de l'image 

 multiple à l'objet déjà mesurée pour chaque tirage, 

 et d'autant plus que l'échelle tracée sur le tuyau 



