228 



1/1 /f. Il est convenable ici de faire observer au 

 lecteur que, tandis-que dans les lunettes d'ap- 

 proche le cbamp de vision se mesure directement 

 par l'angle de vision des deux points visibles les 

 plus écartés d'un objet ; il est déterminé dans les 

 microscopes ( parcequ'ici cet angle varie selon 

 qu'on approche ou éloigne l'objet de la lentille de 

 foyers différens dans difFérens instrumens ) par le 

 produit de la tangente de la moitié de cet angle 

 et de la distance de l'objet. 



4 45. Finalement , pour ne pas paraître avoir 

 omis quelque circonstance intéressante , il faut ob- 

 server que l'expérience conjointement avec le cal- 

 cul ont prouvé que , sans nuire sensiblement à la 

 netteté des images (virtuelles), le diamètre du cercle 

 d'aberration sphérique peut monter dans les micro- 

 scopes (simples) jusqu'à 40 — 4 2 secondes. 



Ajoutons à cela que pour le microscope simple 

 la forme piano-convexe , en tournant sa face 

 plane vers l'objet, approche assez près de la meil- 

 leure forme ( § 56 ) quant à l'aberration sphé- 

 rique. 



Ayant ainsi détaillé la plupart des circonstan- 

 ces à considérer quant à l'action des lentilles et à 

 la vision au moyen de leur emploi , je pourrai 

 être d'autant plus succinct en parlant du micro- 

 scope composé. 



