426. J'ai parlé à dessein de ce dernier microsco- 

 pe , parceque, quoiqu'il n'ait pas été exécuté d'une 

 manière satisfaisante, il est la base du microscope 

 pancralique. En effet, en rendant la distance entre 

 l'imaginif et Fobjectif, au lieu de stable (— e) qu'elle 

 était , variable, on a (en prenant lés longueurs fo- 

 cales des lentilles et leurs distances stables (/s et 

 e) d'une juste proportion) mon microscope panera- 

 tique. 



Outre le grossissement plus considérable , qu'il 

 produit en comparaison du microscope à trois ver- 

 res, il présente encore, de même aussi que celui de 

 M. Selliguej Je grand avantage d'admettre , même 

 avec ce surcroît en grossissement , toutes circon- 

 stances d'ailleurs égales , un plus grand él Digne- 

 ment de l'objet. Avantage qui , lorsqu'il s'agit de 

 dissections microscopiques (de microtomie) devient 

 d'un grand poids. 



k. Microscope horizontal ou prismatique. 



427. Le microscope horizontal qui présente l'ima- 

 ge dans un plan vertical en regardant à travers 

 un oculaire situé au bout d'un tuyau (ou corps) 

 horizontal, présente par cela même les deux avan- 

 tages suivans et qui le rendent fort commode : 



4°. L'observateur peut (et doit même) faire ses 

 observations étant assis , et non debout, comme 

 pour la plupart des instrumens verticaux ; ce qui 

 rend son emploi beaucoup moins fatiguant. 



