2 n 



2°. Et puis, en second lieu, avec un miroir eau 

 de Sommerring (§ 131) ou une chambre lucide 

 (§ 43 '4 ) il projette les images sur un plan hori- 

 zontal; ce qui le rend très propre pour trouver les 

 grossissemens, pour mesurer les objets (§§ 431 — - 

 4^0), et pour dessiner ceux-ci amplifiés à l'aide de 

 Ja chambre lucide. 



'128. Mais ce n'est pas un système de verres 

 particulier. Non. Chaque microscope composé, quelle 

 que soit sa construction (§§ 417, 4 49, 422 et 12'l), 

 peut être rendu horizontal , en faisant au moyen 

 de la réflexion , briser horizontalement les rayons 

 qui ont Ira versé l'objectif. Pour produire cette ré- 

 flexion on pourrait se servir d'un miroir métallique 

 incliné à l'angle de ^5 degrés. Mais on préfère gé- 

 néralement, et à juste raison, d'employer à ce sujet 

 un prisme rectangulaire isocèle en verre, dont l'une 

 des faces cathétales est disposée horizontalement , 

 l'autre verticalement du côté de l'oculaire , et la 

 troisième hypothénusale à l'opposé de ce verre , 

 donc inclinée vers l'axe de celui-ci (et de l'obje- 

 ctif) ou vers l'horizon de H5 degrés. Les rayons qui 

 ont traversé l'objectif entrent dans le prisme par 

 sa face horizontale (inférieure) , subissent une ré- 

 flexion à angle droit à la face oblique (postérieure) 

 et traversent Ja face verticale (ou antérieure) pour 

 passer à L'oculaire, 



L'endroit où, sur le trajet des rayons , on dispose 

 un pareil prisme est à-peu-près indifférent, pourvu 

 que le tuyau horizontal obtienne une longueur 







