2^8 



Encore cela ne sera qu'approximatif, puisque la 

 dernière image effective ( celle au-dessus du colle- 

 ctif) ne sera plus à la même distance du collectif, 

 et donc son rapport à l'objet perverti. Pour opé- 

 rer avec parfaite exactitude, il faudrait mettre un 

 verre avec quelques raies (deux raies croisées p. 

 e.) ou quelqu'autre signe sur le diaphragme au- 

 dessus du collectif, à l'endroit requis par le foyer 

 de l'oculaire pour la vue moyenne; et rendre l'o- 

 culaire mobile, c. à d. sa distance au collectif (et 

 par là au diaphragme) variable, pour pouvoir être 

 accomodêe à la portée de la vue des diffère ns 

 observateurs ( * ). 



433. Aussi , en revanche , n'est-il pas besoin 

 d'employer une échelle; il suffira , et il sera même 

 préférable , de mettre à la distance de la portée 

 de sa vue tout simplement une feuille de papier 



(*) Ou bien, parcequ'un pareil verre pourrait, pendant l'ob- 

 servation, nuire à la clarté' des images, l'ayant emplojé une fois 

 pour toutes , il faudrait tirer sur le tuyau de l'oculaire (mobile 

 donc à ce but) une fine ligne au burin , à l'endroit jusqu'où il 

 devra être enfoncé dans la monture. Ou même, sans verre (qu'il 

 serait peut être incommode de disposer convenablement) : on fe- 

 rait observer d'abord quelque objet délicat par une personne 

 jouissant de la portée de la vue moyenne, et alors, sans déranger 

 l'instrument, on enfoncerait le tuyau de l'oculaire convenable- 

 ment pour voir soi même l'image bien nette , et on tirerait 

 une ligne au burin pour son propre usage. C'est pour pouvoir 

 répéter l'opération dans les cas où l'on voudra mesurer les 

 objets (§ 137> 



