25k 



ive fil (ou ligne) d'abord par run ? et puis par l'au- 

 tre de ses bouts ou bords) égal à sa véritable dimen- 

 sion, peut, pour cette raison , être employée avec 

 tous les divers grossissemens du microscope. Yoilà 

 l'un de ses avantages ; un autre c'est qu'on peut 

 facilement mesurer à son aide jusqu'à un cent- 

 millième de pouce directement, et apprécier à l'oeil 

 encore de moindres parties. Mais cette vis demande 

 à être traitée délicatement, et même, avec tous les 

 soins possibles, elle pourra facilement se détériorer, 

 et alors elle ne saurait être d'aucune utilité: gâtée 

 un tant soit peu elle ne vaut plus rien du tout. 



439. En troisième lieu on peut mettre l'objet à 

 mesurer immédiatement sur un verre micromé- 

 trique (c. à d. très finement divisé en parties égales 

 par des raies; on en a avec 4000 traits sur une ligne 

 d'un pouce anglais; ceux à 100, 200 et même 500 

 traits sur le millimètre, grâce aux perfectionnemens 

 des arts mécaniques, ne sont plus rares ni difficiles à 

 se procurer). Ici aussi la mesure est indépendante 

 du grossissement (qui seulement devra être suffi- 

 sant pour bien faire distinguer les raies du micro- 

 mètre); mais, excepté que l'emploi de ce verre de- 

 vient quelquefois difficile ou même impossible, il ne 

 donne pas une mesure exacte, ni suffisamment fine, 

 et par un fréquent usage , il pourra facilement se 

 détériorer, jusqu'à ne plus pouvoir servir du tout. 



4)i0. La quatrième méthode de micrométrie 

 consiste dans l'emploi du verre micr orné trique 

 oculaire > Semblable quant à son action à la pre- 



