256 



chaque Irait de celui ci mesure — 7^7™ ; si 4 

 en couvre 2| , 5, iO, ceux du micromètre ocu- 

 laire vaudront 7— de millimètre. 



On a de même conseillé d'employer le micro- 

 mètre à doubles images aussi pour le microscope ; 

 mais à cause de son prix élevé, vu la perfection 

 de travail que son exécution demande , et du dé- 

 rangement qu'il peut subir , il est à douter que 

 jamais il devienne d'un usage général r si toutefois 

 encore il a été réellement employé. 



Oculaires, 



Vrii. On comprend aisément que chaque verre 

 d'un microscope composé d'une construction quel- 

 conque, pourra être pris double (doublet ou même 

 triplet, etc.) , soit pour augmenter sa force y soit 

 pour pouvoir en augmenter l'ouverture et gagner 

 ainsi en clarté, soit enfin pour le rendre plus par- 

 faitement aplanatique. 



C'est ainsi qu'on pourra prendre un doublet au 

 lieu du verre oculaire simple. Par là on peut le 

 rendre aplanatique en lui même y c. à d. sans 

 rapport au reste du système des verres de l'instru- 

 ment. C'est pourquoi on Je préfère généralement 

 pour les oculaires micrométriques (§ iUO). C'est 

 cette construction qui , adaptée au microscope à 

 deux verres (§ 416), constitue l'oculaire de Ram- 

 sclen. Mais on l'explique donc évidemment d'une 

 manière fausse lorsqu'on dit que , si l'image se 



