26U 



Je suppose ces données suffisantes pour guider 

 l'artiste Opticien dans la route qu'il devra suivre 

 pour parvenir à un résultat satisfaisant (*}. » 



\ 5J. On a pu voir déjà d'après cet exposé rapide 

 et succinct en quoi consiste le principe sur lequel 

 repose la construction de mon microscope panera- 

 tique. C'est d'amplifier de tout le pouvoir grossis- 

 sant d'un microscope composé une image de l'ob- 

 jet déjà amplifiée ou, au contraire, réduite un dif- 

 férent nombre de fois , projetée à l'aide d'un ob- 

 jectif surnuméraire , dont l'écartement avec l'obje- 

 ctif (imaginif) du microscope reste variable et peut 

 être modifié à volonté. Quel surcroît de puissance I 

 Quelle variation de grossissement! Quelle épargne 

 de tems, de peines , de fatigues et de tourmens à 

 l'observateur ! Combien il lui évite de distraction 

 dans ses recherces délicates et de longue haleine ! 



(*) J'ai reproduit ici textuellement le projet du microscope 

 panera tique , tel que je l'ai envoyé dans le tems à Mr. l'ingé- 

 nieur Chevallier. C'est pourquoi il suffisait de ce peu d'indica- 

 tions avec l'esquisse de la figure , sans entrer dans des détails 

 ultérieurs sur la route des rayons à travers tout l'instrument , 

 chose toute connue de Mr. Chevallier. Le lecteur trouvera la 

 marche des rayons aux §§ 173 et 174. C'esl. pour la même rai- 

 son que je n'ai indiqué les proportions et les distances que va- 

 guement. J'ai voulu donner ici la copie littérale de mon projet , 

 pour avoir occasion de montrer au lecteur la part considérable 

 qu'a eue Mr. l'ingénieur Chevallier à la réalisation de ce projet 

 dans l'instrument que je vais décrire. Je m'empresse de lui en 

 témoigner ici publiquement ma sincère reconnaissance. 



