266 



ie plus possible à une mierométrie suffisamment 

 sûre et délicate ; et U° de lui concilier par l'arran- 

 gement mécanique de sa monture le plus haut de- 

 gré possible de facilité d'emploi. Comme, néanmoins, 

 plusieurs de ces déterminations pourraient souvent 

 devoir être , à ce que je m'imagine , considérable- 

 ment modifiées suivant le différent degré de per- 

 fection avec lequel il réussira à tel ou tel Ingé- 

 nieur Opticien de confectionner telles ou telles 

 autres lentilles aplanatiques de certaines longueurs 

 focales de préférence , je juge convenable de me 

 borner aux règles les plus générales , sans entrer 

 dans trop de détails. 



453. Concernant la netteté des images , il est à 

 observer que dans le microscope pancratique elle 

 dépendra d'un côté de celles du microscope inté- 

 rieur, élément qu'il a donc de commun avec tous 

 les autres microscopes et que, par cette raison , je 

 peux passer sous silence ; et d'un autre côté prin- 

 cipalement de la netteté des images fournies par 

 l'objectif (extérieur), le moindre défaut que celles-ci 

 auraient, étant considérablement agrandi par tout 

 le pouvoir grossissant considérable du microscope 

 intérieur. C'est clone vers la construction de ce verre 

 avec le plus haut degré de perfection possible, que 

 doivent ici être dirigés les efforts des Opticiens. 



45^. Au premier coup d'oeil il pourrait, à cause 

 de faberration sphérique , paraître impossible en 

 théorie de procurer à Y objectif pancratique le degré 

 de perfection nécessaire pour donner des images 



