an 



Le foyer de l'objectif divisé par la force am- 

 plifiante du microscope intérieur est égal à la di- 

 stance que le microscope intérieur parcourt pour 

 amener l'instrument d'un grossissement à un au- 

 tre qui en diffère d'une unité ; sauf la différence 

 causée par l'épaisseur des lentilles de l'objectif , et 

 le cas où celui-ci serait muni d'un collectif parti- 

 culier, cas où le calcul devient plus compliqué ; et 



5°. Comme ainsi la longueur des parties de l'in- 

 strument se trouve en dépendance avec le rapport 

 de l'amplification du microscope intérieur au foyer 

 de l'objectif ; c'est en modifiant ce rapport , qu'on 

 pourra varier la longueur de l'instrument sans 

 changer l'amplitude ni le pouvoir de sa pancrati- 

 sation ; et vice versé,. — -Donc en général deux de 

 ces cinq élémens: grandeur de l'instrument, foyer 

 de son objectif, grossissement du microscope inté- 

 rieur , latitude de variété amplificative , et espace 

 d'allongement: ou même {trois étant donnés , on 

 pourra toujours disposer des trois ou des deux au- 

 tres de façon à satisfaire le plus complètement aux 

 conditions qu'on s'est proposées. 



4 60. Soit p. e. demandé que, pour un microscope 

 portatif, la longueur du corps de l'instrument étant 

 fixée à H- pouces, et le foyer de l'objectif à 3 lignes, 

 on trouve un arrangement convenable. On pour- 

 rait facilement admettre ici , si l'on peut se passer 

 des amplifications peu considérables (qu'on pourra 

 obtenir soit en se servant d'une loupe, soit en em- 

 ployant l'objectif même de cet instrument) , un 



