277 



chaque micromètre oculaire en général , la lentille 

 oculaire doit être aplanatique en elle même (à part 

 du système des autres verres) pour ne pas défigu- 

 rer en les courbant en arcs les traits du micro- 

 mètre; à moins qu'on ne préfère d'employer un 

 oculaire à la Ramsden micrométrique, et de chan- 

 ger ainsi le microscope intérieur, dont alors (mais 

 comme aussi toujours) l'imaginif devra être apla- 

 natique à-part-soi (§ 4^3) , en microscope à deux 

 verres (§ ^4). Dans ce cas le grossissement, pro- 

 duit par l'instrument , augmenterait encore pour 

 deux raisons : d'abord parcequ'on éviterait la ré- 

 duction de l'image par le collectif (qui y manquera); 

 ensuite à cause du renforcement de l'oculaire; mais 

 certainement l'un et l'autre avec diminution de 

 clarté. 



462. Finalement, comme le microscope panera ti- 

 que peut obtenir un pouvoir amplifiant prodigieux 

 avec des dimensions peu considérables (§ 460), la 

 construction de cet instrument pour qu'il soit d'un 

 emploi facile, voir même qu'il admette l'observation 

 exacte, l'observateur restant assis, ne présente au- 

 cune difficulté. 



On voit aisément," qu'on ne saurait donner de 

 règles stables à ce sujet ; la monture , pour être 

 toujours également commode, pouvant être modifiée 

 d'une infinité de manières, tant pour la forme de 

 toutes ses parties, que pour les dimensions de plu- 

 sieurs d'entr'elles , selon le goût et le désir de 

 l'observateur ou de l'ingénieur Opticien. 



