279 



opaques peut être obtenu en concentrant la lumière 

 sur l'objet soit à l'aide d'une lentille ou d'un pris- 

 me (de Selligue) collectif, soit en employant auprès 

 de l'objectif un petit miroir concave (de Lieher- 

 kùlni) qui concentrerait sur l'objet les rayons qui 

 lui seraient envoyés par un miroir placé au-dessous 

 de celui-ci. Pour les corps transparens on emploie 

 un éclairage par-en-bas , obtenu au moyen d'un 

 miroir plan ou (mieux) concave, que l'on peut suf- 

 fisamment mouvoir (surtout incliner) pour faire 

 arriver la lumière sur l'objet. On peut souvent ren- 

 forcer son action (surtout s'il est plan) en interpo- 

 sant encore sur la route des rayons qu'il a réflé- 

 chis une lentille collective d'un foyer et d'une di- 

 stance à l'objet convenables. 



465. Ainsi si deux microscopes différens présen- 

 tent , au même grossissement , des images d'une 

 clarté différente , ce n'est pas encore un défaut 

 notable de l'instrument moins clair , tant que cela 

 vient de l'imperfection de son miroir : on n'aura 

 qu'à remplacer celui-ci par le miroir de l'autre et 

 souvent la clarté pourra même devenir plus consi- 

 dérable. Mais si , à pouvoir de miroirs égaux , un 

 instrument est moins clair qu'un autre, certaine- 

 ment ce sera un défaut essentiel. On pourrait à la 

 vérité le rendre tout aussi clair en renforçant da- 

 vantage le miroir ; mais aussi les images d'objets 

 fort délicats cesseraient de rester aussi nettes. En 

 effet, alors une lumière trop intense, en traversant 

 l'objet délicat, pourra rendre indistinctes les diffé- 



