2Sh 



tombe encore au même endroit, c. à d. tout-contre 

 l'objectif. Et ainsi en général cliacim pourra Je 

 disposer de îa sorte pour en obtenir l'effet le plus 

 désirable. 



C'est ainsi que dans le microscope paner a tique 

 (à tout grossissement) on réunirait encore l'avan- 

 tage d'un instrument isopliote (ou isophofene , de 

 lôog égal et ycoç y osog lumière, ou rpcorëivàg lucide, 

 clair), c. à d. à égale clarté (avec tous les grossis- 

 sein en s), avantage considérable et que nul autre 

 microscope ne saurait partager avec le mien ( *). 



CHAPITRE IK 

 Description. 



470. On peut voir, sur la figure 4 de la planche 

 IV, àj la représentation moitié de grandeur natu- 

 relle du microscope panera tique tel , qu'il a été 

 exécuté par Mr l'Ingénieur Chevallier à Paris. 



On y aperçoit en AB l'oculaire (pièce oculaire) 

 entrant à friction dans le microscope intérieur CD, 

 enfoncé dans le tuyau extérieur EF garni à son. 

 bout inférieur de l'objectif H. 



(*) Si toutefois ce n'est pas un rêve théorique dont la réali- 

 sation ne puisse pas avoir lieu, et que je me suis cre'e' en oubli- 

 ant de prendre en considération quelque circonstance particuli- 

 ère, qui cependant auroit dû être mûrement pesée- C'est pour- 

 quoi j'ai fortement engagé Mr l'Ingénieur Chevallier à vouloir 

 Lien faire les essais nécessaires pour cet arrangement. 



