286 



(si Ton garde la colonne M convenablement allon- 

 gée) l'objectif de heurter l'objet. 



Les divers allongemens de l'instrument même, 

 pour obtenir les différens grossissemens, sont produits 

 en tournant convenablement (c. à d. du côté con- 

 venable) la tête crénelée N d'un pignon qui , au 

 moyen d'une crémaillère, fait alors monter ou bais- 

 ser le microscope intérieur CD. 



Enfin on trouve indiqués sur le corps même de 

 l'instrument les principaux grossissemens, correspon- 

 dant aux divers allongemens de l'instrument. On y 

 aperçoit p. e. 250, et plus bas 300 , de sorte que 

 l'instrument est représenté disposé pour un grossis- 

 sement de 300 et quelques fois. 



47 h Le système optique de l'instrument (Tab. 

 IV. b. fig. 5) est composé: d'un oculaire piano-con- 

 vexe KW , et d'un verre tout pareil et du même 

 foyer, mais plus grand collectif , JK y qui reçoivent 

 entr'eux au foyer ( presque ) de l'oculaire le 

 diaphragme GH convenablement percé , et qui , 

 montés à-part, forment la pièce oculaire AB. 



Puis au bout inférieur du microscope intérieur 

 CD il y a un imaginif d'un doublet achromatique 

 LM d'un court foyer; et encore plus bas à son 

 foyer un diaphragme percé TV, 



Le tuyau (microscope) extérieur EF est garni à 

 son bout inférieur d'un objectif composé de deux 

 doublets aplanatiques NO (H fig. 4) superposés 

 (qui peuvent quelquefois recevoir entr'eux un petit 

 diaphragme convenable) d'un très court foyer, et, 



