29'* 



ôtera V oculaire employé pour V observation ; on le 

 mettra doucement de côté sur une feuille de pa- 

 pier bien propre , ou encore mieux pour plus de 

 sûreté dans la boîte à la place destinée pour le 

 recevoir ; on le remplacera par V oculaire micromé- 

 trique , ayant soin que les traits du micromètre 

 tombent assez exactement dans la direction néces- 

 saire sans être obligé de le trop tourner pins tard; 

 on allonge le microscope, sans ôter l'œil de l'ocu- 

 laire , jusqu'à l'endroit marqué sur la gauche du 

 corps de l'instrument intérieur pour l'emploi du 

 micromètre. Après cela on déplace l'objet, comme 

 il a été dit plus haut, de telle sorte qu'il se trouve 

 exactement dans la direction convenable pour être 

 mesuré, et tout auprès du premier (ou même de 

 tout autre) trait du micromètre. Enfin on observe 

 combien de traits il couvre; ce qui est très facile , 

 vu que chaque cinquième trait du micromètre est 

 un peu plus long et chaque dixième encore un peu 

 davantage plus long que les autres. On verra qu'a- 

 vec un peu d'habitude et d'adresse on pourra, en 

 procédant doucement, mettre l'objet tout juste sous 

 tel trait du micromètre que l'on voudra ; donc on 

 pourra exécuter avec sécurité même un déplace- 

 ment de l'objet ne surpassant guère — *— de milli- 

 mètre ! 



179. Pour les corps opaques on pourra , il est 

 vrai, s'ils sont minces et plats se servir des mêmes 

 lentilles; mais généralement, à cause des inégalités 

 qu'ordinairement ces corps présentent, ils se trou- 



