296 



on la met avec la concavité de son sous-pied, que 

 Ton retient en place de la main gauche , en avant 

 de l'instrument tout-contre les bouts ZZ ; et de 

 la inain droite on allonge son pied en le saisissant 

 par l'épaulement de sa tige D , et on incline la 

 lentille au moyen du boulon C : le tout convena- 

 blement pour que son foyer tombe juste sur l'objet, 

 afin de l'éclairer le plus parfaitement possible. 



480. Pour Je cas où l'on voudrait mesurer les ob- 

 jets opaques, il faudrait, une fois pour toutes, trou- 

 ver en employant le micromètre objectif en guise 

 d'objet, l'allongement de l'instrument auquel le mi- 

 cromètre oculaire donnerait des parties raisonnables 

 c. à d. décimales p. e. des ~ ou des ~ de mil- 

 limètre; et encore, en rechangeant les oculaires ne 

 faudrait-il pas oublier que le lardon ne se trouve 

 pas au fond de son entaille, et procéder donc dou- 

 cement et avec circonspection pour ne pas déran- 

 ger l'instrument, surtout pour ne pas heurter son 

 objectif contre l'objet, en fesant par un effort trop 

 grand subitement sauter l'instrument avec son lar- 

 don jusqu'au fond de l'en ta il le qui le loge. 



181. Cli a crue fois l'observation terminée, on re- 

 change les oculaires, et finalement les garnitures , 

 à moins qu'on ne prévoie que, pour quelque te ois, 

 on n'aura à se servir que de celle ]N° 2 ; et après 

 tout, on remet l'instrument , ayant fait rentrer en 

 entier le microscope intérieur, ôté l'oculaire et mis 

 le bouchon (fig. 2), de même comme on l'avait ôté, 

 à la place qui est destinée à le recevoir dans sa 



