330 



fait faire un progrès notable à cette branche de 

 son art. 



lie microscope que M. Chevallier a présenté à vos 

 commissaires, et qui est le double du modèle qu'il 

 a expédié à M. Fischer , a été soumis par nous à 

 de nombreuses expériences, et nous a offert les ré- 

 sultats les plus satisfaisants. 11 est d'un volume 

 très-peu considérable, nous dirions presque portatif. 

 La manipulation en est simple et facile. Le jeu des 

 pièces, qui doivent s'écarter et se rapprocher , est 

 le résultat de deux mouvements, l'un modéré, l'au- 

 tre presqu'insensible, qui s'exécutent tous les deux 

 avec une régularité parfaite. Une bonne lampe 

 fournit une abondante lumière , que concentrent, 

 avec énergie , un miroir concave pour les corps 

 transparents et une forte lentille pour les corps • 

 opaques. Les verres du corps de l'instrument sont 

 achromatiques, et conservent aux images une en- 

 tière netteté de couleurs et de contours, quelle que 

 soit la force du grossissement obtenu. Les grossis- 

 sements se succèdent, d'ailleurs, au gré de l'obser- 

 vateur, avec une rapidité et une facilité supérieures 

 à ce que présentent, en ce genre , les microscopes 

 les plus parfaits; et, cependant, ils varient dans des 

 limites fort étendues. Ainsi , pour les corps trans- 

 parents, l'observateur peut , en quelques instants , 

 les porter, par tels intermédiaires qu'il lui plaît , 

 de 270 à 560 fois le diamètre de l'objet; et, même 

 pour les corps opaques, quoique la nécessité de faire 

 arriver la lumière entr'eux et l'objectif oblige de 



