339 



coup tous ceux avec lesquels (*) nous l'avons 

 comparé.— En général l'achromatisme y est obtenu 

 à un degré tout-à-fait extraordinaire. 



Mr. F Ingénieur Chevallier a indiqué sur l'in- 

 strument même les principaux grossissemens, dé- 

 terminés par lui, selon un rapport fait sur cet in- 

 strument à l'Athénée des Arts à Paris, d'après une 

 nouvelle méthode , que l'on a trouvée exactement 

 rigoureuse en théorie. Les intermédiaires se laissent 

 facilement évaluer à la simple vue , et pourraient 

 tout aussi facilement être tracés sur l'instrument. 

 C'est ainsi qu'en même te m s cet habile et conscien- 

 cieux Opticien a su ménager téms et peine aux 

 observateurs , qui certainement lui en seront très- 

 reconnaissans. 



Pour la, mesure des dimensions effectives des 

 objets, M. Chevallier a joint à l'instrument un 

 oculaire micrométrique construit d'après les indi- 

 cations de Mr. Fischer, exécuté avec la plus grande 

 précision ; dans le modèle qui nous a été soumis , 

 chaque trait équivaut à un millième de millimètre, 

 et un œil exercé pourra apprécier encore de moin- 

 dres parties. 



Les images au surplus apparaissent dans cet in- 

 strument redressées, ce qui facilite de beaucoup la 



( * ) Ces instrumens étaient : un des pins grands (à vis micro- 

 métrique) à'Utzschneider et Fraunhofer à Munich , un autre 

 d'après le sjstème A'Âmici exécuté par l'Ingénieur Chevallier, 

 et un troisième des plus grands de Plossl à Vienne. 



