3U7 



s'en trouve la description est en effet peu connu ; 

 il n'en est pas moins certain que la première ap- 

 plication du principe qu'il contient est due à Mr. 

 Brewster, et Mr. Fischer doit se contenter de l'a- 

 voir le premier appliqué aux microscopes propre- 

 ment dits. 



La difficulté dans l'exécution de ce microscope 

 provient de ce que l'objet doit être rapproché de 

 l'objectif à différentes distances , afin d'agrandir 

 diversement par là l'image dans le foyer conjugué. 

 Or on sait que, dans l'emploi de l'objectif achro- 

 matique, l'aberration chromatique de l'image ob- 

 tenue par cet objectif ne dépend pas de la distan- 

 ce de l'objet, mais qu'il n'en est pas de même quant 

 à l'aberration sphérique ; si par-conséquent Ton a 

 évilé cette dernière pour une certaine distance par 

 une exacte proportion des courbures de la lentille 

 achromatique, on ne l'a pas fait, au moins avec la 

 même rigueur, pour une autre distance, et il s'a- 

 git seulement de savoir, si l'on peut dans la pra- 

 tique négliger Je défaut de netteté qui en résulte 

 dans l'image. Sans doute on peut y parvenir, mais 

 c'est ce que prouvent déjà les anciens microscopes 

 de Schiek et de Plôssl 9 où le grossissement aug- 

 mente presque du double, en employant les mêmes 

 objectifs et les mêmes oculaires, par un simple 

 changement dans leur distance au moyen de tu- 

 yaux d'allonge. Monsieur Fischer est parvenu à 

 obtenir l'absence des couleurs et la netteté des ima- 

 ges, quelle que soit la distance de l'objet à l'obje- 

 Ann. \m\, N° IL 23 



