60 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



du sperme frais, et Ton n'a obtenu que 5 œufs fécondés sur 20. Enfin, sur 22 

 œufs conservés sans eau pendant cinq jours et mis en contact avec de la lai- 

 tance fraîche, pas un n'a été fécondé. Ces expériences ont été faites avec 

 des œufs de truite, et, naturellement, en hiver, puisque c'est dans cette 

 saison que la truite pond. Les œufs des poissons qui fraient en été se 

 seraient certainement altérés beaucoup plus rapidement. 



Ces faits étant connus, nous avons maintenant à examiner les phéno- 

 mènes de la fécondation sur les animaux chez lesquels la fécondation se 

 produit à l'intérieur. (.4 suivre.) 



OUVERTURE ANGULAIRE DES OBJECTIFS DE MICROSCOPE 

 (Suite) (1) 



Prenons maintenant ïe cas d'un objet monté à sec sous un couvre-objet 

 en verre. J'en possède un ainsi constitué : un porte-objet est rendu opaque 

 par une couche de collodion photographique qu'on a fait noircir en l'expo- 

 sant à la lumière. Sur cette couche une fente mince de 1/300 de pouce en 

 largeur a été tracée avec la pointe d'une aiguille, et des diatomées ont été 

 montées sur le porte-objet de manière que, de celles qui sont situées 

 dans la fente les unes soient à sec et les autres plongées dans le baume ; 

 le tout est recouvert d'un disque de verre, épais de 0.009 de pouce. 



Maintenant, ajustons notre objectif 1/4 de pouce," avec le même oculaire, 

 sur une des diatomées p'acées dans la partie sèche et nous trouvons qu'il 

 faut changer d'une manière très-considérable les combinaisons optiques qui 

 avaient été disposées pour le « découvert. » — Cela ne change pas le dia- 

 mètre du front, mais cela change l'angle d'ouverture de la lentille. — Nous 

 avons maintenant une distance de travail de 0.009, au-dessus du couvre- 

 oh,et (« working distance ») qui, avec l'épaisseur du couvre-objet lui- 

 même, 009, et l'espace d'air, 0,001, donne une distance frontale de 0,019. 



— Prenant le diamètre delà tachede lumière sur notre lentille, 0,077, pour 

 base, et 0,019 pour hauteur de notre triangle isocèle, la règle de Wenham 

 nous donne pour l'angle d'ouverture = 127°, 28' (Pl. v, fig. 6). — Si nous 

 prenons pour base le diamètre exposé de la lentille frontale, 0,16, l'angle 

 est =153°, 16 4 ,. (PU v., fig. 7). 



Mais si nous mesurons maintenant en faisant tourner la petite bqugie 

 autour de l'objet, nous trouvons que la définition cesse d'être bonne vers 

 55° de l'axe optique, ce qui donne un angle de 110° pour l'ouverture de 

 notre objectif lorsqu'il est ajusté pour un couvre-objet de 0,009 d'épaisseur. 



— Cet angle est plus grand que lorsqu'on .examine l'objet à découvert, 

 quoique la distance frontale soit plus grande, mais l'augmentation est 

 fournie par le changement dans la position relative des combinaisons 

 optiques de l'objectif lui-même. 



Si nous traçons le rayon de la bougie à l'objectif, nous trouvons que son 



(1) Voir Journal (le Micrographie, T. H, 1878, p. 453, 496 et T. III, 18Ï9, p. 23. 



