JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



35 



truments anglais à bon marché qui soit construit sérieusement et puisse rendre des 

 services réels, — car autant sont excellents et superbes les microscopes de grand 

 modèledes opticiens anglais, autant, en général, les petits instruments sont défec- 

 -tueux. 



Le microscope histologique de M. Ch. Collins est sous un certain point de vue 

 construit d'après les mêmes principes que les nôtres, c'est-à-dire que le mouve- 

 ment lent agit sur le tube du microscope tout entier et non sur l'objectif seul. 



Le tube n'a pas de tirage et sa longueur est celle du tube anglais ordinaire, 23 

 centimètres environ; malheureusement, il est un peu large de diamètre, ce qui n'est 

 pas très gracieux. Il est soutenu par une pièce évidée traversée par la longue vis 

 micrométrique du mouvement lent, laquelle pièce porte la crémaillère sur laquelle 

 roule le pignon à double bouton moleté du mouvement rapide. 11 est inutile de 

 dire que, comme dans tous les instruments anglais, môme de petits modèles, les 

 mouvements mécaniques sont d'une précision et d'une douceur que nos microsco- 

 pes de grand prix ne présentent pas toujours. 



Fig. 3. — Microscope histologique 

 de Ch. Collins, de Londres. 



La tige du microscope est droite et elle s'incline sur un pied en fonte vernie 

 dont la base en « tripode » assure à l'instrument une stabilité complète sur une 

 surface quelconque. L'instrument peut s'incliner jusque dans l'horizontale sans 

 faire la bascule, grâce à la longueur de la branche postérieure du « tripode. » 



La platine est fixe, naturellement, très solide, munie de pinces ou valets, et elle 

 porte en dessous une monture d'attente dans laquelle on peut établir un conden- 

 sateur, un appareil de polarisation, etc., etc. 



Le miroir est plan d'un côté, concave de l'autre; il est mobile sur la tige du 



