446 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



nonce le constructeur. Le champ est plan, mais moins cependant que dans cer- 

 tains objectifs de Powell et Lealand et de Toiles. Est-ce là un défaut ou une 

 qualité ? — 11 ne peut le décider. La netteté et la précision de l'image des objets 

 immergés ou en contact très-intime avec le verre mince, est remarquable. Avec 

 un éclairage à immersion cet objectif a montré très facilement les stries de 

 YAmphipleura dans le baume ; M. Mayall pourrait même dire qu'il les a vues plus 

 facilement avec cet objectif qu'avec aucun autre. 



M. Crisp donne leclure d'une lettre du prof. Abbe à M. S te ph en son, dans laquelle 

 le professeur annonce avoir trouvé qu'une dissolution de chlorure de zinc dans 

 l'eau peut remplacer l'huile de cèdre pour l'immersion. Ce liquide coule moins 

 facilement que l'huile de cèdre et est plus commode à l'emploi; il ne délériore 

 pas les préparations dans le baume. 



M. Slewart, secrétaire, fait un dessin sur le tableau noir pour expliquer une 

 idée de M. Stephenson que celui-ci a suggérée au prof. Abbe pour la monture des 

 lentilles frontales dans les objectifs a très-grand angle d'ouverture Cette idée 

 consiste à coller sur la surface plane de la lentille frontale une lamelle de verre 

 mince qui dépasse la circonférence de cette lentille; la partie qui dépasse sert 

 pour la monture, et de cette manière la surface sphérique tout entière de la len- 

 tille est utilisée et peut recevoir la lumière. Le prof. Abbe a remercié M. Stephen- 

 son de cette communication et lui a écrit qu'il avait déjà fait des expériences à ce 

 sujet, il y a un an, et avait trouvé certaines difficultés pour le centrage, et l'intro- 

 duction du baume pour coller cette lamelle mince au devant du front changeait 

 les corrections chromatiques. 



M. Wenham fait remarquer que cette idée n'est pas nouvelle; lui-même a exa- 

 miné, il y a quelques années, un objectif de Toiles dont la lentille frontale était 

 montée de cette manière. 



M. le D 1 ' Edmunds demande quand on pourra avoir des modèles authentiques de 

 la « Society screw »; M. Crisp prie le D r Edmunds de vouloir bien s'adresser à 

 lui après la réunion. 



Pendant la séance six membres ont été élus en dernière élection et six nou- 

 veaux candidats désignés pi ur être élus à la prochaine séance. Ont été élus aussi 

 les tr< is membres honoraires dont les noms ont été donnés ci-dessus. 



Les objets exposés à la séance étaient : 



Spécimen d'Acariens, par M. A. D. Michael. 



Cellules adipeuses, etc., par 31. Hoggan. 



Nouveau grand modèle de Microscope, par M. Beck. 



Objectifs 4/18 à immersion dans l'huile, construits par Zeiss sur les formules 

 du prof. Abbe, par MM. Crisp et Stephenson. (Ce dernier a particulièrement fait 

 voir l'écaillé de Podura). 



« Traverse-Lens » (éclairage à immersion) de R. B. Toiles, de Boston, par 

 M. J. Mayall. 



Les préparations de Diatomées de Richmond, par M. Peticolas. 



Objet Wclier, par M. Crisp. 



Prisme VVoodward modifié, par M. Crisp. 



Deux modèles d'éclairage à immersion (lentilles hémisphériques) de la maison 

 Th. Ross, par M. Crisp. 



Microtome mécanique de Seiler, condensateur et tournette de lîeck, préparation 

 d'or cristallisé, par M. Crisp. 



Nouveau modèle redresseur du microscope Stephenson, présenté par M. Crisp. 



La prochaine séance aura lieu le 9 avril. 



