JOURNAL DE MICROGRAPHIE 



174 



consoles en fer forgé de près de deux centimètres d'épaisseur et à bras de 

 supports recourbé. Chacune des branches de la console est à son tour soli- 

 dement enfoncée dans le mur de façade par un tenon barbelé de 15 centi- 

 mètres de longueur. Cette disposition, tout en donnant à la table une très- 

 grande solidité, la meta l'abri des oscillations du plancher. Le va-et-vient, 

 les mouvements, sur la chaise, toutes choses qui dérangent si souvent 

 l'observateur, sont ici sans effet, et pour que l'instrument placé sur la table 

 soit sujet à être ébranlé, il faudrait que le mur de façade puisse osciller tout 

 entier. J'ai même expérimenté qu'un aide en s'accoudant sur la table ou en 

 la heurtant n'amène aucun dérangement du microscope. 



Sous chaque extrémité du plateau j'ai faft placer un meuble, qui passe 

 sous la table sans toucher à la face inférieure et qui se trouve ainsi indé- 

 pendant du plateau. 



Le meuble de droite C est un meuble à tiroirs; il est destiné à renfer- 

 mer les outils, et à ce titre il contient les scalpels, les couteaux, les 

 rasoirs, les pinces, les ciseaux, les moelles, les pinceaux, les aiguilles, 

 les lames de verre, les verres minces, les outils de repassage, les loupes 

 à main, etc. Chaque catégorie d'objets est dans un tiroir ou dans un com- 

 partiment de tiroir spécial, et des étiquettes extérieures indiquent le con- 

 tenu du compartiment. De cette façon, sans avoir besoin de chercher, 

 l'élève trouve de suite ce qui lui est nécessaire; ses outils sont toujours 

 bien soignés, et il évite des pertes de temps et souvent même des pertes 

 d'objets. 



Le meuble de gauche D est un placard dans lequel est enfermée une 

 pile au bichromate de potasse. Les fils de cette pile traversent le plateau 

 et se rendent à une petite bobine établie surla table dans lecoin degauche^ 

 en E. Par suite de cette disposition, l'élève qui voudrait observer les effets 

 d'un courant sur l'objet de ses recherches peut sans se déranger obtenir 

 ce courant et le conduire par les fils de la bobine jusque sur la platine du 

 microscope. 



Vers le milieu de la table et dans l'espace qui sépare le plateau de l'em- 

 brasure transformée en étagère se trouvent en G une double prise de gaz 

 et en H une prise d'eau; le robinet de cette dernière est un robinet droit, 

 sur lequel se monte un caoutchouc pour la distribution de l'eau : des deux 

 robinets de gaz l'un est destiné au chauffage, l'autre à l'éclairage. 



On voit donc que tout a été disposé pour que l'élève n'ait pas à quitter 

 ses travaux et pour qu'il ait sous la main, prêts à toute éventualité, l'élec- 

 tricité, l'éclairage, le chauffage et l'eau. 



Dans le cours de mes études j'ai été souvent conduit à déplacer mon mi- 

 croscope. Tantôt il était trop bas, et je devais l'élever; tantôt il était trop 

 haut, et je devais relever mon siège au moyen de livres, de boîtes, de 

 coussins. 



Si pendant une observation j'abaissais ou je relevais la lampe, l'incon- 

 vénient signalé se produisait, et, outre que je m'exposais souvent à déran- 

 ger le point de la préparation que j'observais, j'avais encore et toujours le 

 déplaisir de voir se modifier l'éclairage ou la position de mon instrument. 



2 



