172 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



J'ai maugréé bien souvent, et bien souvent aussi j'ai perdu beaucoup de 

 temps à chercher le point qu'un mouvement involontaire avait déplacé. 

 J'ai songé à remédier à tous ces inconvénients, et pour arriver à ce but, 

 voici comment j'ai disposé la partie de la table sur laquelle je place pres- 

 que toujours le microscope. 



J'ai pour principe de me servir de l'œil gauche, bonne méthode adoptée 

 par le plus grand nombre des micrographes et qui permet de suivre avec 

 l'œil droit le crayon qui dessine ou la plume qui écrit. En raison de ce que 

 je considère comme une excellente habitude, j'ai fait découper dans le pla- 

 teau même de la table et vers la gauche (en I) une partie assez grande pour 

 recevoir à l'aise les plus grands modèles d'instruments. La partie I ainsi 

 découpée est fixée à une équerre en fer, aa fig. 3. J'appelle. tablette du mi- 

 croscope la partie I du plateau A. L'équerre aa 1 est de la largeur de cette 

 tablette, elle a près d'un centimètre d'épaisseur. Les deux bras sont deux 

 larges surfaces reliées par deux fortes tiges en fer, dont une seule est re- 

 présentée en b dans la coupe de la fig. 3 ; la face a' de l'équerre porte deux 

 règles en fer placées de chaque côté et une lumière médiane qui occupe 

 presque toute la longueur de cette face. Cette dernière s'appuie sur une 

 autre équerre de dimensions analogues mais fixée au plateau A. C'est 

 l'équerre ce 1 qui, fixée en C au plateau, est consolidée par une barre de 

 soutien d, laquelle est enfoncée dans le mur de façade, comme les con- 

 soles de la table. La face c porte deux rainures, dans lesquelles glissent 

 les règles de la face a et une lumière qui correspond à la lumière de la 

 précédente. Un écrou e passe dans ces deux lumières et permet d'arrêter 

 l'équerre aa' à toutes les hauteurs de la course, qui est elle-même de vingt- 

 cinq centimètres. 



Tout ce système est incliné à 48°. On a déjà compris que cette disposi- 

 tion permet d'élever ou d'abaisser l'instrument, suivant qu'on fait glisser 

 en haut ou en bas l'équerre a mobile sur l'équerre immobile c. Dans ces 

 différents mouvements l'instrument conserve toujours son même éclairage 

 et n'éprouve pas plus d'oscillations que s'il était fixé sur la table. 



Mais, après avoir ainsi remédié aux inconvénients que je signalais tout 

 à l'heure, j'ai dû songer aux difficultés de même genre provenant de l'em- 

 ploi de la chambre claire. Quelques observateurs placent le papier à dessin 

 sur la table où est posé le microscope ; d'autres le disposent à des distances 

 variables, vingt-cinq centimètres étant le plus souvent adoptes ; d'autres 

 encore étalent le papier à la hauteur de la platine, le mettant ainsi au même 

 niveau que la préparation. Ce dernier moyen me paraissant préférable à 

 tous les autres, je l'emploie exclusivement, et pour arriver au résultat qu'il 

 commande, j'ai disposé à la droite de la tablette du microscope un méca- 

 nisme semblable à celui que je viens de décrire. J'appelle tablette à dessin 

 la partie KK' fig. 2, organisée dans son ensemble comme la partie I que je 

 viens de décrire. Quant aux détails, elle diffère de la précédente : 1° en ce 

 qu'elle est plus large et que sa largeur correspond à la plus large surface 

 qui puisse être déterminée par la chambre claire; 2° en ce qu'elle est cou- 

 pée dans le sens de sa largeur et composée de deux parties inégales K et 



