JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



473 



K'; ia partie K' la plus étroite est reliée à la partie K par deux règles pla- 

 cées sur les côtés et incrustées dans l'épaisseur de la planchette. Ces deux 

 règles ont une longueur égale à la partie K et glissent dans des rainures 

 taillées dans des baguettes en fer qui sont également incrustées dans l'é- 

 paisseur de cette dernière partie; les parties K et K ; peuvent donc être 

 éloignées l'une de l'autre et leur distance peut devenir égale à la largeur 

 de la partie K. L'espace laissé libre par les parties KetK'qui s'écartent est 

 comblé par une planchette. Celle-ci porte des languettes qui sont taillées 

 sur son épaisseur et qui s'engagent dans des rainures correspondantes 

 creusées dans l'épaisseur de K et de K . 



La planchette d'agrandissement est renfermée ordinairement dans le tiroir 

 M, fig. 2, placé sous le plateau et destiné à contenir également tout ce qui 

 sert à dessiner ou à écrire. 



Quelle que soit la position qu'on ait donnée au microscope en manœu- 

 vrant la tablette sur laquelle il repose, il est. toujours facile de manœuvrer 

 identiquement la tablette à dessin, de l'amener au niveau de la prépara- 

 tion, de l'agrandir et de la mettre ainsi en état de recevoir le papier sur le- 

 quel viendra se peindre l'image renvoyée par la chambre claire. 



J'ai dit plus haut que sur la table se trouvaient les prises de gaz desti- 

 nées soit au chauffage, soit a l'éclairage. Ce dernier est obtenu à l'aide d'une 

 lampe que j'ai représentée .fig. 4. Le corps de la lampe est très-bas, de ma- 

 nière que la flamme soit à peu près au niveau du miroir du microscope. 

 Le bec qui la fournit est, par suite de cette disposition, à 8 centimètres 

 au-dessus du niveau de la table. Le bec donne une flamme plate étalée qui 

 peut mesurer de 8 à 1 centimètres de largeur. Le col de la lampe est muni 

 de deux bagues, l'une supportant un réflecteur concave mobile dans tous les 

 sens et susceptible d'être élevé ou abaissé à volonté ; l'autre supporte un 

 cadre dans lequel on peut glisser un verre dépoli ou un verre coloré. Ce 

 cadre peut se rabattre sur une charnière. Les bagues, qui tournent autour 

 du col de la lampe, permettent de masquer ou de démasquer la flamme sui- 

 vant les besoins. D'après mes indications, cette lampe a été construite par 

 M. Benevolo, chef des travaux de physique, dans l'atelier de construction 

 annexé au service de la physique. 



La table réservée aux travaux de micrographie est complétée : 1° par des 

 étagères d'angle placées à droite de la fenêtre et appuyées sur un volet fixe 

 ayant à peu près la largeur de la table; 2° par une grande étagère placée 

 au-dessus et supportée par des consoles en fer. 



Je n'entrerai pas ici dans le détail des menus outils, je me bornerai à 

 dire que l'outillage est approprié aux besoins de l'étude et qu'il est en rap- 

 port avec l'aménagement que je viens de décrire. Je connais trop l'impor- 

 tance des recherches micrographiques pour ne pas leur avoir fait une large 

 part dans mon installation, et je peux affirmer que, dans tout ce que j'ai 

 fait, je me suis beaucoup inspiré de l'expérience personnelle et de ce que 

 j'ai constaté dans les différents laboratoires où j'ai pu travailler. 



C'est à ce titre que je signalerai un dernier détail. Il arrive souvent que 

 pendant une observation on appuie involontairement les talons sur le sol en 



