474 



allongeant les jambes, surtout si le siège est un peut haut. Dans cette po- 

 sition, le corps est mal assis, et il suffit d'un faux mouvement pour déter- 

 miner le glissement des pieds. Un choc contre le microscope en est parfois 

 la conséquence. La toile cirée qui recouvre le plancher ayant pu devenir l a 

 cause de l'accident que j'ai vu quelquefois se produire, j'ai fait disposer 

 sous la table un tapis feutré. Enfin, un baquet en zinc, placé également sous 

 la table, reçoit tous les débris. 



Si le dénombrement des menus outils serait ici hors cadre, il n'en est 

 pas de même des instruments principaux, et à ce titre je signalerai : 



Les grands microscopes de Nachet et de Vérick. munis de tous leurs 

 accessoires et accompagnés de leurs chambres claires, des objectifs à im- 

 mersion et à correction, des appareils de polarisation, les doublets ou table 

 à dissection de Nachet, le microscope binoculaire de Nachet, le microscope 

 histologique de Collins, des microscopes petit modèle de Nachet et de Vé- 

 rick, avec leurs objectifs, en tout sept microscopes complets. Des microlo- 

 mes de divers modèles, des presses à préparations, des grandes tournettes 

 construites sur le modèle de celles qu'emploient MM. Bourgogne, des sé- 

 choirs à préparations, complètent cette partie essentielle de l'outillage, 

 qui, on le voit d'après cette simple énumération, ne laisse pas beaucoup à' 

 désirer^pour une Faculté naissante. 



A.-L. Donnadieu, 

 Professeur à l'Université catholique de Lyon. 



(A suivre.) 



LA DISTANCE FRONTALE LIBRE 

 (Clear ivorking distance) 



Dans un mémoire lu récemment devant la Société royale microscopique 

 de Londres, il est établi qu'affirmer qu'un objectif à immersion, marqué 

 par le constructeur comme ayant 180° d'ouverture angulaire dans l'air, a 

 néanmoins une distance frontale grande et même considérable, est une 

 inconséquence. «Et ce qui prouve, dit l'auteur, combien est ridicule l'in- 

 dication d'une telle ouverture (qui transporterait le plan focal sur la sur- 

 face même de la lentille frontale), c'est que cet objectif est remarquable par 

 sa distance frontale qui lui permet de traverser le cover de toutes les prépa- 

 rations de mon cabinet.» — (Voir Journal de la Société R. Microscopique, 

 V. I, p. 321 et suiv.). 



L'objectif 1/6 de pouce auquel il est particulièrement fait allusion dans 

 cette communication a été mesuré par M. Wenham qui lui a reconnu une 

 distance frontale égale à l'épaisseur d'un verre couvreur de 0,018 de pouce. 

 (Voir Monthly Micr. Journal, XIII, p. 225). 



Ainsi, avec un slide épais de 0,018 de pouce, le dit objectif pourra ê!re 

 mis au point sur des objets cimentés ou adhérents à la face externe infé- 

 rieure de ce slide. Plaçons un objet très-petit dans l'axe optique du micros- 

 cope, et éclairons le convenablement ; s'il est exactement au centre du 



