JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



475 



champ au foyer de l'objectif, il apparaîtra exactement 

 de l'oculaire. Ainsi la largeur du champ peut être 



Fig. 12. (1). — F, Lentille frontale. — S, slido retourné. — E, objet, lijjne 

 gravée. — R, rayon incident à 85°avec Taxe optique. 



u centre du champ 

 éduite à une quan- 

 tité inappréciable 

 dans l'évaluation 

 ou la mesure de 

 l'angle d'ouver- 

 ture, et il n'y a 

 pas pratiquement 

 d' « angle de 

 champ » à con- 

 sidérer. 



L'objet, dans ce 

 cas, est monté à 

 sec, sans cover, 

 mais le slide est 

 retourné. Le sys- 

 tème de la correc- 

 tion pour le cover 

 est au bout (clo- 

 sed) ; l'angle de 



l'objectif est maximum pour l'air, ou à très-peu près, et la mesure 

 prise avec le secteur ne dépend pas d'autres conditions que du moyen 

 d'intercepter la lumière incidente en dehors du rayon le plus oblique 



qui puisse éclairer 

 assez et seulement 

 assez pour per- 

 mettre la vue de 

 Vohjet par Vocu- 

 laire. Mais dans 

 ce cas nous n'a- 

 vons pas une dis- 

 tance frontale li- 

 bre (« clear wor- 

 king distance »). 

 Le cover, qui est 

 un slide, remplit 

 l'espace entier 

 entre l'objet et le 

 front proprement 

 dit de la lentille 

 objective, la sur- 

 surface supérieure 

 de cet épais cover. Pour avoir une large distance frontale nous n'avons 

 qu'à retourner le slide dans sa position ordinaire, avec l'objet en dessus, 

 et interposer comme fluide d'« immersion » quelque substance de pouvoir 



(I Grossissement de 30 diam. 



13. (1). — F, lentille frontale. — S, slide. ■ 

 C, cover — E, objet, — R, etc. 



mersion. — 



lace frontale étant pratiquement transportée sur la 



