194 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



NOUVEAU MICROSCOPE DE LABORATOIRE 



DU D l J. Pelletan. 



Nous soutenons depuis deux ans dans ce journal, et antérieurement déjà dans 

 notre livre Le Microscope, son emploi et son application, des idées un peu particu- 

 lières sur la construction du microscope, idées qui s'écartent en certains points 

 des principes généraux mis ordinairement en œuvre par les constructeurs fran- 

 çais pour se rapprocher d'une manière plus spéciale des principes anglais et 

 surtout américains. Nous avons pensé qu'il était temps d'appliquer ces idées 

 d'une manière pratique, jugeant d'ailleurs que c'est le meilleur moyen d'en 

 prouver la valeur. 



Aussi, nous avons fait construire, avec tous les soins imaginables, un modèle 

 de microscope que nous considérons comme nouveau pour la France, et auquel 

 nous nous sommes décidé à donner notre nom. 



Cet instrument que l'on pourra se procurer au bureau du Journal de Micro- 

 graphie, est de taille moyenne et plutôt petite que grande. Sa hauteur, dans la 

 position verticale et prêt à l'emploi, objectif monté, est de 30 centimètres. Il est 

 porté par deux colonnes reposant sur un pied triangulaire, afin qu'il puisse trou- 

 ver une base stable sur n'importe quelle surface. Chacun des pieds de ce triangle 

 porte, en dessous, une petite rondelle de caoutchouc pour lui donner de l'adhé- 

 rence avec la table de travail. 



Le corps est à inclinaison depuis la verticale jusqu'à l'horizontale et formé par 

 une forte barre de bronze dans laquelle est logé le mouvement lent qui agit sur 

 le tube entier de manière que la longueur de ce dernier reste invariable pen- 

 dant le cours d'une observation. Ce tube a 20 centimètres de longueur comme 

 celui des microscopes français," mais il est muni d'un tirage qui peu l'allonger à 

 25 centimètres, hauteur ordinaire du tube des microscopes anglo-américains, afin 

 qu'employé avec les objectifs anglais ou américains il fournisse les grossis- 

 sements indiqués par les constructeurs d'outre-mer. 11 peut d'ailleurs être mis 

 en mouvement par une crémaillère, ou bien glisser dans un coulant disposé 

 suivant un système particulier qui garantit mieux le centrage que dans la plupart 

 des instruments français. 



La platine est circulaire, très mince, et ne tourne pas avec le corps de l'in- 

 strument. Mais elle est composée de deux plaques superposées dont la supérieure, 

 moletée et au besoin divisée sur ses bords, tourne dans son plan, autour de son 

 centre, comme dans les microscopes de moyen modèle d'Angleterre ou d'Amé- 

 rique. Elle porte un arrêt fixe et deux pinces à ressort pour maintenir la prépa- 

 ration d'une manière invariable. Cette disposition permet donc d'orienter l'objet 

 sous l'objectif dans toutes les directions voulues, avec possibilité de retrouver 

 toujours exactement une position donnée. 



Le miroir plan d'un côté, concave de l'autre, est porté sur une tige solide qui 

 peut exécuter un cercle entier autour de son point de suspension. Ce point, centre 

 du mouvement décrit par le miroir, se trouve à I mm S au-dessus du plan supé- 

 rieur de la platine, c'est-à-dire sur le même plan que l'objet supposé placé sur 

 un porte-objet d'épaisseur ordinaire. L'ouverture percée dans le plateau est large, 

 taillée en biseau, par dessous, sur ses bords, qui sont amincis à environ l'épais- 

 seur d'un demi-millimètre, ce qui permet de diriger sur l'objet un rayon d'une 

 obliquité extrême. 



