234 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



La question des Huiles 



a la Société R. Microscopique de Londres. 



La question de l'application de l'huile à l'immersion pour les objectifs est en ce 

 moment à l'ordre du jour à la Société R. Microscopique de Londres et se débat 

 entre M. Stephenson, secrétaire de la Société, et M. Wenham, le directeur bien 

 connu de la construction des instruments de micrographie dans la maison 

 Th. Ross et Co, conduite elle-même par M. Stuart depuis la mort de M. Th. Ross. 



Voici les faits : 



M. Stephenson est un chaud partisau des idées du D 1 ' Abbé sur la théorie du 

 microscope et des objectifs, idées qu'il a résumées jadis devant la Société, par- 

 ticulièrement dans une note que nous avons traduite et publiée en son temps. Or, 

 M. Stephenson a suggéré au D r Abbé l'idée de remplacer l'eau par une huile ou 

 une essence pour l'immersion des objectifs. Le D 1 ' Abbé a, en effet, calculé une 

 formule sur laquelle son beau-frère, M. C. Zeiss, d'iena, a construit les objectifs 

 dits à immersion dans l'huile de cèdre que tout le monde connaît aujourd'hui. 



Ces objectifs, favorablement reçus dès l'origine, ont été depuis un an examinés, 

 comparés, étudiés en Europe et en Amérique. De cette étude il est résulté d'abord 

 qu'ils constituaient des instruments merveilleux et tels que jusqu'ici [on n'en 

 avait point encore vu. Cependant, peu à peu, une certaine réaction s'est produite 

 et, à ce qu'il nous semble, ce fut d'abord en Amérique, où les amateurs de mi- 

 croscope trouvaient de redoutables éléments de comparaison dans les objectifs 

 de Toiles, et même dans quelques-uns dus aux Spencer. On trouva que les objectifs 

 américains à immersion dans l'eau ou dans la glycérine étaient même parfois 

 supérieurs aux nouveaux instruments allemands. 



C'est alors que Toiles, à Boston, qui depuis quatre ans construisait des objectifs, 

 à immersion dans l'eau, dont l'ouverture atteignait 115° dans le verre (notam- 

 ment un 1/12 de p. appartenant un professeur Keith) — tandis que les premiers 

 objectifs de Zeiss, à l'huile, n'en avaient que 106 et les derniers seulement 116°, 

 s'est mis à construire des objectifs pouvant, par l'ajustement du collier, servir 

 avec l'eau, la glycérine ou l'huile, à volonté, et qui ont une ouverture de 127° 

 dans le verre. 



Puis, les grands constructeurs anglais, Poweli et Lealand, la maison Ross, 

 à Londres, entreprirent de construire des objectifs à huile, et nous apprenons 

 que la formule de Powell et Lealand donne des résultats qui rivalisent avec ceux 

 de la formule du D r Abbé. Quant à la formule employée par la maison Ross, encore 

 à l'étude aujourd'hui, à ce que nous croyons, elle paraît, d'après les récentes dé- 

 clarations de M. Stuart, devoir fournir aussi de bons résultats. 



Ainsi, avant l'application de l'huile à l'immersion par MM. Abbé et Zeiss, 

 Toiles construisait déjà des objectifs à eau dont l'ouverture (115°) dépassait celle 

 des premiers objectifs à huile, de Zeiss, (106°) et égalait, à un degré près, celle des 

 plus nouveaux (116°); rappelons qu'il a fait publier sa fourmule du 1/10 de p. 

 appartenant au Musée médical de l'Armée, à Washington, calculée par le profes- 

 seur Keith, pour un système dont le foyer frontal se forme sans aberration sen- 

 sible dans un milieu homogène avec la lentille frontale, et que le i de p., de 

 415°, appartenant au professeur Keith, date de quatre années. — De plus, actuel- 

 lement, ses nouveaux objectifs à eau, glycérine ou huile ont i L 21° d'ouverture 

 mesurés dans le verre. 



