298 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



16° L'objectif quadruple à court foyer, pour télescopes ; 



17° En 1867, Toiles fit son premier objectif à immersion, un 16 de pouce, résol- 

 vant la 19 e bande de Norbert, et c'est probablement la première fois qu'on l'a vue. 

 — MM. R.-C. Greenleaf et C. Stodder, tous deux de Boston, en furent témoins ; 



18° En 1872, il inventa le demi-cylindre prouvant que l'angle des objectifs 

 peut dépasser 82° avec des objets montés dans le baume, en excluant tout rayon 

 d'une incidence moindre que la moitié de l'angle maximum ; 



En 1867, M. Toiles vint à Boston et y fonda les Boston- Optical- Works. C'est là 

 qu'il réside maintenant, se consacrant tont entier à ses travaux et au développe- 

 ment d'idées nouvelles. 



C'est lorsqu'il eut fondé cet établissement que le D r G.-B Harriman, de Tré- 

 mont-Temple, Boston, s'adressa à lui pour obtenir des instruments micrographi- 

 ques perfectionnés et les objectifs de première valeur dont il avait besoin pour 

 ses nombreux travaux. — - C'est pour lui que M. Toiles fit son premier objectif de 

 1/1 6 de pouce immersion) ; pour lui encore, en 1870, son premier l/o0 de pouce, 

 qui est un instrument tout à fait supérieur. C'est avec cet objectif qu'ont été exé- 

 cutés, probablement avec le plus de succès, les micro-photographies du sang 

 dans les maladies. Elles ont été jugées à Paris (voir Journal de Micrographie, 

 oct. 1877), comme n'étant inférieures à aucune autre qui ait été faite jusqu'à pré- 

 sent. Safisfait de cet instrument, et voulant aller jusqu'à la limite extrême de l'ha- 

 bileté humaine pour poursuivre la démonstration de ses idées et la vérification de 

 ses recherches...., le D r Harriman s'est encore adressé à M. Toiles, et lui a pro- 

 posé de construire un objectif de 1/75 de pouce, lui donnant carte blanche quant 

 au prix et quant au temps. A ce moment, il n'avait jamais été question d'un tel 

 objectif; depuis, on a dit quePowellet Lealand avaient construit un 1/80 de pouce, 

 mais on n'en a plus jamais parlé. 



M. Toiles refusa d'abord de se charger de cette construction; puis, vaincu par 

 l'insistance du D r Harriman, il consentit enfin à l'entreprendre, mais sans donner 

 aucune assurance positive, pour la suite. Cependant l'objectif fui livré le 1 er juillet 

 1873 et payé 2,000 francs. C'est le seul que M. Toiles ait construit. 



C'est un objectif à sec et à immersion, à trois systèmes et à 170° d'ouverture. 

 Sa distance frontale estde 1 250 de pouce (0 mm ,4). On ne peut l'employer que sur 

 un stand de premier ordre. La platine doit être absolument perpendiculaire à l'axe, 

 ce que l'auteur de cet article a trouvé par des expériences pratiques. Le collier 

 de la correction ne décrit environ que 1/8 du cercle. 



L'ouverture de la première lentille, sur le front, est de 1,64 de pouce (0 mm ,39J et 

 le diamètre de l'objectif à l'autre extrémité est de 1/4 de pouce; sa longueur 

 d'environ 2 p. 1 2. Il est muni de la vis de Société. Je n'ai pas encore pu avoir la 

 formule mathématique de sa construction. 



Pour l'employer, il faut un stand de première classe. L'objet doit être conve- 

 nablement choisi. 11 faut le chercher avec un objectif d'un faible pouvoir, ordi- 

 nairement un 1/5 de p. On le place au centre du champ, puis, avec un objectif de 

 1/16, on le centre une seconde fois. Enfin, on applique le 1/75. En employant ainsi 

 successivement des grossissements croissants, on acquiert une meilleure vue de 

 l'objet et une meilleure conception de ses détails. 



L'éclairage a fait l'objet d'une étude particulière et j'y ai apporté quelques per- 

 fectionnements, mais qui sont, en général, simples. J'ai trouvé, par exemple, que 

 la lumière directe d'une lampe à pétrole, prise de côté, sur le bord de la flamme, 

 fournit le meilleur éclairage pour cet objectif. Il est nécessaire aussi d'employer 

 un condensateur. Nous avons irouvé que l'oculaire qui accompagne le stand B de 

 Toiles, placé sous la platine, remplit très-bien toutes les exigences. Le champ est 

 d une remarquable clarié et très-plat; la résolution est bonne, et la définition, eu 



