392 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



deux règles de cuivre, larges d'un pouce, épaisses de 1/8 et écartées de 

 3/8 de pouce. — Sous les bords contigus est une rainure, ou sillon pro- 

 fond de 1/2 pouce et large de 11/16. On ne le voit pas sur le dessin ; son 

 but est d'obtenir que tous les appareils se meuvent sur une ligne médiane 

 définie. 



A l'une des extrémités, on voit le miroir pour le soleil, haut de 10 pou- 

 ces sur 8 1/2 de long, mobile sur deux bras montés eux-mêmes sur une 

 base tournant à pivot, ce qui donne au miroir un mouvement universel. 



Devant le miroir, s'élève un écran monté sur une base qui glisse dans 

 la rainure par une pièce en forme dex (T renversé). Le miroir porte aussi 

 la même pièce. — L'écran est haut de 15 pouces ; il est constitué par deux 

 montants creusés du côté interne d'une rainure, réunis à leur extrémité 

 supérieure et écartés de 8 pouces 1/4. Un des montants porte un système 

 de vis, et dans les rainures, entre les deux montants, marche une plaque à 

 5 lames. Celle-ci porte un trou de 4 pouces de diamètre, garni d'un collier 

 dans lequel glisse un objectif photographique de Voigtlànder, de 48 pouces 

 de foyer et de 3 pouces environ de diamètre. — Cet objectif est ajusté à 

 l'aide des vis placées sur le côté de l'un des montants de l'écran. 



Plus loin est le microscope de Toiles, modèle A. Le miroir en est enlevé 

 ou tourné de côté, la platine placée verticalement et l'instrument est muni 

 de l'objectif -1/75 de pouce. L'oculaire est enlevé, et l'extrémité ouverte du 

 tube est engagée dans le tube de la chambre noire dont les lentilles ont 

 aussi été enlevées. La chambre noire est élevée sur une boîte afin qu'elle 

 soit à la hauteur voulue et que son axe coïncide avec celui du microscope. 

 La chambre est mobile sur la boîte et la boîte mobile sur la base de l'ap- 

 pareil, à l'aide du système suivant : une rainure large de 1/4 de pouce et 

 profonde de 1/8, est creusée dans la base, exactement sur la ligne médiane, 

 parallèlement à la longueur. Cette rainure est comblée par une pièce 

 d'ébène de 1/4 à 1/2 pouce d'épaisseur et 4 pouces ou davantage de lon- 

 gueur. Une pièce de cuivre est fixée sur celle d'ébène et forme la barre 

 transversale du T renversé dont j'ai parlé plus haut. Quand il est en place 

 le T glisse dans les sillons sous les règles de cuivre. Cette disposition est 

 bonne, mais le microscope n'est pas mobile sur des rails. C'est la même 

 disposition qui fixe le miroir sur la table re base. 



Sur le côté de la chambre noire est une tige horizontale- cylindrique et 

 longue de 26 pouces sur 3/4 de diamètre. — Deux écrous verticaux sont 

 fixés sur la table de base, exactement aux deux extrémités de la tige. Une 

 vis s'engage dans l'écrou de l'extrémité de droite, et une autre vis avec une 

 tête moletée, dans l'écrou de l'autre extrémité de la tige. Celle-ci se trouve 

 ainsi assujétie entre ces deux vis et peut tourner sur son axe quand on 

 tourne ie bouton moleté. La tige est recouverte, sur 17 pouces de sa lon- 

 gueur, de sable semblable à celui qu'on emploie pour le papier de verre. 

 Dans le dessin, cette partie est recouverte d'un manchon en toile émaillée 

 pour que les contacts ne détachent pas le sable. Pour l'emploi, on tire le 



