JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



393 



manchon en arrière et une tresse ou un ruban passe autour de la tige et 

 autour de la tête moletée de la vis qui commande le mouvement lent dans 

 le microscope. Avec une épingle, on règle la tension du ruban en tirant ses 

 extrémités l'une sur l'autre. La mise au point, si délicate, est ainsi faite par 

 la main de l'opérateur, qui agit sur la tête moletée de la tige horizontale 

 pendant que ses yeux sont sur la plaque de glace de la chambre noire. — 

 Le ruban n'est pas figuré dans le dessin. 



Remarques. — Il faut noter que les dispositions particulières de cet 

 appareil, qui diffère de celui du col. Woodward sont, outre là transporta- 

 bilité, 1° la dimension du condensateur, 2° l'absence de la cuvette à sul- 

 fate de cuivre ammoniacal ou à alun. 



1° Ce condensateur est probablement le plus grand qui ait jamais été em- 

 ployé en microphotographie. Le but de ce choix est d'éviter réchauffement 

 d'une manière simple. Il est aisé de voir que si un condensateur de 2 pouces 

 est regardé comme suffisant, la même quantité de lumière peut être obtenue 

 avec un condensateur de 3 pouces, en éloignant le foyer calorifique, et 

 ainsi on évite l'inconvénient de concentrer les rayons du soleil sur l'objet 

 et sur l'objectif. — Ce détail pratique est d'une grande importance et 

 explique : 2° l'absence de toute disposition' pour empêcher le passage des 

 rayons calorifiques, destructeurs. Le docteur Woodward éprouve des diffi- 

 cultés avec ces cuves, et l'on a pu en juger en le voyant dernièrement occupé 

 à combiner une forme nouvelle de cellules pour cette même destination ; 

 il semble donc que cet organe soit une source d'embarras, même entre les 

 mains du père de la microphotographie moderne. 



Sous avons pris un grand nombre de négatifs, dont quelques-uns ont 

 été honorablement jugés à l'extérieur. Voir Journal de Micrographie, 

 Paris, octobre 1877. Aucun appareil n'avait été employé pour arrêter les 

 rayons calorifiques. Ainsi, nous sommes justifiés de nous être épargné les 



inconvénients de dispositions qui, pour nous, ne sont pas nécessaires. 



Dans notre opinion, cette cuve a été un obstacle à l'adoption plus générale 

 de la photographie pour la reproduction des objets microscopiques. Nous 

 pensons que c'est toujours un bon principe que d'employer le moins de 

 choses possible, et des plus simples, pour arriver à un résultat déterminé. 



D'après ce qui précède, on voit comment l'objectif 1/75 de pouce a été 

 appliqué à la photographie. — L'objet, par exemple, des globules blancs 

 du sang, était fixe sur un slide par la dessiccation subite d'une mince goutte 

 de sang. On cherchait les globules avec un objectif faible et on les centrait 

 au milieu du champ. Puis, on les centrait de nouveau avec un objectif de 

 l/oO de pouce, et enfin avec le 1 75. Le microscope était alors placé 

 comme il est figuré dans la gravure, et l'oculaire enlevé. L'axe du condensa- 

 teur, du tube du microscope, de la chambre et le centre du miroir étaient 

 tous disposés sur une même ligne. Au moyen de la rainure de cuivre ré- 

 gnant sur la table de base, les distances entre les différentes pièces pou- 

 vaient être modifiées sans dévier de la même ligne droite. — Le rayon 



