394 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



solaire, les réactifs et tous les accessoires étaient d'avance préparés et mis 

 en ordre par des aides praticiens. La lumière solaire était amenée par le 

 miroir, à travers le condensateur, sur l'objet qui était placé juste au delà du 

 foyer calorifique. — Nous avons trouvé que les jours les plus clairs et les 

 plus brillants, avant 3 heures de l'après-midi, étaient les plus favorables. 



Un observateur placé derrière la chambre, la tête couverte, ainsi que 

 celle-ci, d'une étoffe noire, notait la projection de l'image sur la plaque 

 dépolie. Un autre faisait, avec le doigt, la mise au point parle mouvement 

 lent, ou bien on l'établissait avec la tige et le ruban. Lorsque l'image était 

 satisfaisante, une feuille de carton, interposée entre le condenseur et l'ob- 

 jet, interceptait la lumière. La plaque sensibilisée remplaçait la glace dé- 

 polie et était exposée au rayon lumineux. L'impression régulière se faisait 

 en relevant le carton et en l'abaissant après une demi seconde ou plus. — 

 Le temps varie et on doit le rechercher par des essais. D'une manière 

 usuelle, on l'apprécie par l'action sur une lame sensibilisée exposée dans la 

 chambre noire. Les manipulations subséquentes étaient celles du procédé 

 ordinaire au collodion. — Toutefois, il était nécessaire de surveiller le ti- 

 rage et de renseigner le tireur sur le temps nécessaire à l'exposition. 



Pour photographier le microphyte avec l'objectif de Toiles de 1/75 de 

 pouce, l'objet était humide et recouvert avec une lame de mica. 



Les détails suivants ne paraîtront sans doute pas déplacés. 



L'objectif a été construit par Robert Toiles, de Boston, et livré le 1 er juil- 

 let 1873. Il avait été commandé par le D 1 ' Harriman, dans le but de faire 

 des recherches pour démontrer la présence des fibres nerveuses dans la 

 dentine {American Journal of Dental science, m n 1870 ; Dental Cosmos, 

 janvier 1870). — Son ouverture angulaire est de 170°; son ouverture réelle 

 sur la face frontale est 1/64 de pouce. — Le système de la correction 

 a environ 1/4 de cercle de marche. — Il peut servir à sec ou à immersion, 

 et exige l'emploi d'un condensateur puissant. Ordinairement, il se monte 

 avec un oculaire B comme condensateur sous la platine, et on éclaire avec 

 le mince bord de la flamme d'une lampe à huile minérale, flamme reçue 

 directement (sans réflexion) dans le condensateur. Il a été employé sur un 

 stand de premier ordre dont la platine est absolument à angle droit avec 

 le tube. — Avec la lumière directe le champ est clair, blanc et plat. L'ob- 

 jectif est très-sensible aux vibrations et aux mouvements, ce qui nous a 

 beaucoup dérangés. — Nous avons trouvé, par expérience, qu'un cellier, 

 dans un endroit écarté des grandes voies, est le meilleur local pour tra- 

 vailler. — Quand un objet est au foyer avec cet objectif, il sullit de toucher 

 le bras qui réunit le tube à la charnière (voir la gravure) pour faire sortir 

 l'objet du foyer. 



Nous ne discuterons pas ici les qualités comparatives de cet objectif; 

 quelques personnes ont dit, hâtivement, qu'il était sans valeur, — et ne 

 l'ont point essayé. D'autres ne l'ont regardé qu'avec une sorte de vénéra- 

 tion. — Dans notre opinion, la question n'est pas jugée, quoique nous 



