JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



67 



des méthodes nouvelles et exactes sont données par lesquelles on peut 

 empiriquement assurer chacun des points déterminables de la construction 

 du* microscope, par exemple: longueur focale de chaque lentille, angle 

 d'ouverture, caractère et limitedes fonctions de l'objectif et de l'oculaire. Et, 

 de plus, un procédé est décrit qui permet d'examiner, sur les instruments déjà 

 construits, chaque faute de définition dans l'image, indiquée par la théorie, 

 et par conséquent de déterminer leur excellence relative. Les méthodes 

 que l'on recommande communément pour évaluer la correction sphérique 

 et chromatique de l'objectif ne sont pas au niveau des exigences actuelles 

 de cette question et restent tout à fait insuffisantes pour expliquer le vrai 

 caractère des aberrations; car l'effet de ces dernières, tel qu'il est rendu 

 visible par ces méthodes, n'est pas dû à des causes élémentaires, mais aux 

 résultats combinés de plusieurs causes différentes. Et puisque chaque source 

 d'erreur séparée prend une part inégale au résultat, un jugement fondé 

 sur celle-là seulement peut, suivant les circonstances, porter tout à fait à 

 faux. Le jugement exact d'un objectif bien construit et agissant correcte- 

 ment, s'il est basé en entier sur certaines conditions réalisées de son pou- 

 voir définissant, peut être établi seulement en analysant chaque aberration 

 visible dans ses éléments séparés et en poursuivant chacune des diverses 

 sources d'erreur de l'opération. 



Le principe sur lequel est fondé le procédé auquel il a été fait allusion 

 plus haut, doit être indiqué ici d'une manière générale. 



Comme test-objet, on emploie une préparation qui présente seulement 

 des lignes finement tracées, blanches et noires, alternant l'une avec l'autre 

 et situées dans un même plan, afin qu'aucune déviation ne puisse affecter 

 les rayons qui la traversent. Une préparation de ce genre, suffisamment 

 parfaite pour toutes les recherches pratiques, peut être réalisée en traçant 

 des groupes de lignes (larges et fines) avec la machine à diviser sur une 

 plaque métallique, d'argent ou d'or, fixée par les procédés connus sur une 

 lame de verre et dont l'épaisseur ne dépasse pas une fraction de micro- 

 millimètre (1 micro-millimètre = de pouce). Des lamelles de diffé- 

 rentes épaisseurs, soigneusement mesurées, sont divisées à leur surface 

 inférieure en lignes de ^ à ttW de pouce, et fixées sur un porte-objet de 

 verre avec du baume, à côté l'une de l'autre. Une préparation de ce genre 

 sert pour les pouvoirs les plus élevés comme pour les plus faibles. 

 L'éclairage doit être tel que la lumière puisse être réfléchie simultanément 

 de plusieurs côtés sur l'objet, et les moyens sont pris pour régulariser à 

 volonté la marche d'un pinceau lumineux entrant dans l'angle d'ouverture 

 de l'objectif à examiner. 



Le procédé d'examen a pour but de mettre en vue la coopération de 

 chaque zone de l'ouverture, centrale ou périphérique, et encore, en même 

 temps, de permettre de distinguer et de reconnaître les images que chaque 

 zone fournit séparément. Pour cela l'éclairage est régularisé de telle sorte 

 que chaque zone de l'ouverture soit représentée dans l'image formée dans 

 le plan focal supérieur par les traces des pinceaux de lumière entrant, et 



