83 



SACCHARIMÈTRE-POLARIMÈTRE-LAURENT A PÉNOMBRES. 



M. Léon Laurent, neveu et successeur de Soleil, construit un saccharimètre ou 

 polarimètre à pénombres, fondé sur un principe nouveau et dont la sensibilité 

 nous paraît de beaucoup supérieure à celle des anciens instruments. 



Cet appareil (fig. 10) se compose de deux parties : la partie optique L B 



Fig. 10. Saccharimètre-Polarimètre-Laurent. 



montée sur un pied vertical S sur lequel elle peut prendre toutes les inclinaisons, 

 et la source lumineuse V A qui peut être une flamme de gaz dans la partie la plus 

 chaude de laquelle est portée une cuillère de platine contenant du sel marin 

 calciné, ce qui produit la lumière monochromatique jaune nécessaire au fonctionne- 

 ment de l'appareil. Ces deux pièces sont fixées sur une planchette de manière à 

 conserver une distance convenable et invariable. 



Nous ne décrirons pas ici le brûleur spécial (A) adapté par M. L. Laurent au tube 

 d'arrivée du gaz, brûleur qui fonctionne parfaitement en donnant une lumière 

 très-intense, et possède ce grand avantage qu'il peut brûler sous une pression 

 excessivement faible, 2 à 3 millimètres d'eau, avec un maximum d'effet a une 



