432 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



Cela fait, L'instrument est orienté; on serre la vis réglant l'inclinaison sur le 

 cercle des latitudes, on enlève la règle et on glisse dans l'axe du mouvement 

 la tige du miroir, qui peut y tourner à frottement sans agir sur le mouvement 

 d'horlogerie, ce qui permet d'amener le rayon réfléchi dans tous les azimuts. On 

 obtient ainsi un rayon horizontal immobile, que l'on peut encore réfléchir sur 

 un autre miroir plan, placé a quelque distance et mobile sur son pied, afin de 

 diriger le rayon partout où il en est besoin. 



Ajoutons que si Ton ne connaît pas exactement l'heure, on peut encore régler 

 l'instrument d'une manière, suffisamment approximative, en l'orientant vers 

 midi. On peut encore opérer en orientant d'abord vers 9 heures du matin, puis 

 vers 3 heures du soir. A chacune de ces opérations, on trace un trait sur la table avec 

 un crayun et le pied de l'instrument servant de règle. Ces deux traits forment 

 un angle qu'on divise en deux parties égales, par une bissectrice le long de 

 laquelle ou range le pied de l'héliostat. Celui-ci se trouve ainsi orienté pour 

 midi. 



lés et, par conséquent, à l'abri des accidents et des intempéries. L'instrument 

 peut servir dans des localités situées depuis l'équateur jusqu'à une latitude de 70°. 



L'héliostat est accompagné d'un second miroir sur pied lourd, mobile dans 

 une articulation à boule, et le tout est enfermé dans une boîte d'un petit volume 

 et d'un facile transport. 



Nous pensons que cet instrument si ingénieux, si facile à régler, si peu coû- 

 teux, et en même temps construit avec tant de soin par MM. Hartnack et Praz- 

 mowski, répond à un besoin, et qu'il est appelé à rendre les plus grands ser- 

 vices dans les salles de cours, les laboratoires", les ateliers de photographie; 

 — c'est pourquoi nous avons cru devoir le décrire avec quelques détails. 



Fig. 23. Héliostat d'Hartnack et Prazmowski. 

 Règle à double équerre pour l'orientation de l'instrument. — Miroir 

 sur pied pour diriger le rayon réfléchi suivant les besoins de 

 l'opérateur. 



Le mouvement d'hor- 

 logerie construit spé- 

 cialement pour cet 

 usage est extrêmement 

 soigné et solide ; il 

 possède un échappe- 

 ment 5 ancre, et peut 

 mouvoir un miroir 

 beaucoup plus grand 

 que celui qui lui est 

 adapté. Un petit ca- 

 dran, placé sur le tam- 

 bour et divisé en 60 

 minutes, sur lequel se 

 meut une aiguille des 

 minutes, permet de vé- 

 rifier la régularité du 

 mouvement . Le cadran 

 des heures et la divi- 

 sion en jours sur 

 r équerre sont émail- 



D r J. Pelletan. 



Bruxelles. - Imp. et lith. PARENT et C ie . 



Le gérant : E. PROUT. 



