JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



237 



en fer à cheval et soutenus par deux pilastres épais qui portent à leur extré- 

 mité supérieure les tourillons sur lesquels tourne l'axe horizontal d'incli- 

 naison du microscope. La platine, carrée, assez large, est revêtue d'une 

 glace noire dépolie et sa plaque supérieure, qui porte le corps du micros- 

 cope, peut tourner à frottements durs, dans son plan, sur la plaque infé- 



Fig. 43. — Microscope grand modèle Hartnack et Prazroowski. 



rieure, fixe, qui porte le diaphragme et le miroir. Le tube est à tirage, 

 relativement étroit, et mesure 200 millimètres de hauteur, le tirage com- 

 pris, depuis le bord supérieur, où l'oculaire s'engage à chute, jusqu'au bord 

 inférieur, où se visse l'objectif. Le mouvement rapide, dans les grands 

 instruments, se fait par une crémaillère et un pignon, et non par un coulant 

 dans lequel on fait glisser le tube avec la main. Ce système est moins com- 

 mode que celui du coulant, mais il a l'avantage de garantir le centrage qui 

 est rapidement faussé quand le tube est conduit avec la main dans un cou- 

 lant. Le mouvement lent s'obtient à l'aide d'une vis micrométrique très- 

 exacte et très-douce qui surmonte la colonne du corps. Cette colonne con- 

 tient un ressort à boudin énergique qui tend par son élasticité à remonter 

 le corps de l'instrument quand la vis tend à l'abaisser. Le pivot fixe de 

 cette colonne, pivot solidaire avec la lame supérieure de la platine, pivot 

 sur lequel monte et descend tout l'appareil optique par le mouvement lent 

 de la vis, a la forme d'un prisme triangulaire. Entre l'une des faces du 



2 



