238 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



prisme et la paroi interne correspondante de la colonne, qui est prismatique 

 aussi à l'intérieur, est une lame d'acier incurvée et qui fait ressort pour 

 établir toujours un contact parfait et sans ballottement entre le pivot et la 

 paroi interne de la colonne. Cette monture à prisme, surtout exécutée dans 

 ces conditions, est la meilleure de toutes; elle constitue une disposition im- 



Fig. -46. — Microscope grand modèle Vérick 

 La pièce A est la chambre claire d Oberhàuser montée sur le microscope. 



portante, car elle empêche les mouvements de latéralité du corps et contri- 

 bue d'autant à la conservation du centrage. 



Le diaphragme est composé d'un tube qui entre à frottement dur dans un 

 tiroir formé d'une plaque métallique glissant entre deux coulisses latérales 

 sous la lame inférieure et fixe de la platine. Ce tube, coiffé de capsules per- 

 cées de trous de différents diamètres, peut s'élever ou s'abaisser verticale- 

 ment, pour éloigner ou rapprocher à volonté le diaphragme de la prépara- 

 tion. On peut l'enlever tout à fait, ou même enlever le tiroir lui-même en le 

 tirant latéralement hors de ses coulisses, pour établir l'éclairage oblique. 

 C'est à la place de ce tube porte-diaphragme que l'on peut monter un prisme 

 polariseur,un condensateur ou les autres appareils de ce genre. Ce système, 



