JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



lisée aujourd'hui pour l'adaptation du condensateur du D l Abbé, ainsi que 

 que nous l'expliquerons plus tard. Dans un seul modèle, supérieur, le dia- 

 phragme est constitué pour un tube en cône tronqué que l'on coiffe avec des 

 capsules percées de trous de différents diamètres. Ce tube est porté s,ur un 

 levier horizontal montant et descendant sur une crémaillère verticale placée 



Fig. 49. — Microscope grand modèle Nachet. 



latéralement, et on peut l'amener sous la platine ou l'écarter sur le côté. 

 Les capsules diaphragmes peuvent être centrées à l'aide de deux vis pla- 

 cées dans des directions rectangulaires sur la monture du tube conique qui 

 les supporte. Dans tous les instruments, le miroir peut prendre toutes les 

 positions et se mouvoir dans tous les sens. 



Les microscopes de M. Plôssl, à Vienne, quoiqu'un peu différents d'as- 

 pect, sont cependant établis sur des principes semblables. Le- mouvement 

 rapide n'est pas réalisé à l'aide d'une crémaillère et d'un pignon, mais par 

 un système de levier particulier à ce constructeur, système très-solide et 

 préférable aux crémaillères allemandes, qui sont souvent très-défectueuses. 



