334 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



Tels sont d'une manière aussi générale et aussi résumée que possible 

 les principes sur lesquels sont construits la plupart des grands microscopes 

 selon le modèle anglais et les organes essentiels dont ils sont pourvus. 

 Toutefois, en jetant les yeux sur les gravures qui représentent ces beaux 

 instruments, on remarquera que les bases de leur construction ne sont pas 

 identiques et qu'ils peuvent se rapporter à deux types distincts que nous 

 pouvons appeler le type Ross et le type Jackson Lister. 



Le modèle Ross, créé, à ce que nous croyons, par Andrew Ross, est 

 représenté, dans nos gravures, par les grands microscopes de MM. Powell 

 et Lealand (Pl. III) et de M. Swift (fig. 60) ; le modèle Jackson Lister, par les 

 instruments de MM. Reck, Th. Ross, Crouch, Collins, (fig. 88, o9, 70, 71 

 et 72). Les microscopes de plus grand format de M. J. Browning et de 

 MM. Pillischer appartiennent au même modèle J. Lister. D'ailleurs, 

 MM. Ross construisent leurs plus grands modèles sur l'un ou l'autre type, 

 à la volonté de l'acquéreur, sauf que le type Jackson Lister est un peu 

 plus élevé de prix, et les autres constructeurs établissent, en général, leurs 

 modèles de première classe sur l'un des deux types, et leurs modèles de 

 seconde ou de troisième classe sur l'autre. 



Il est facile au premier coup d'ceil de reconnaître en quoi ces deux types 

 diffèrent l'un de l'autre. Dans les instruments du modèle Ross, la tige, ou 

 ce que nous appelons le corps, est une pièce très-courte; elle se termine au- 

 dessus de l'articulation par un bras horizontal très-fort qui s'élève et 

 s'abaisse à l'aide de la crémaillère (ce qui constitue le mouvement rapide, 

 coarse adjuslement),'et porte à son extrémité le tube du microscope fixé par 

 un large pas de vis. C'est dans ce bras horizontal qu'est compris le levier 

 agissant sur un petit tube intérieur formant le cône ou nez auquel s'adapte 

 l'objectif (1). Ce levier est mû par le bouton moleté et divisé, placé devant 

 l'index (2) (fig. 60 et Pl. III). C'est le mouvement lent (fine adjuslement). 



Dans les circonstances ordinaires, par exemple, quand on éclaire le microscope avec la 

 lumière diffuse du jour, c'est-à-dire des nuages, le miroir plan produit une convergence réelle 

 de rayons sur l'objet. 



Supposons, en effet, que cet objet, dont les dimensions sont excessivement petites relati- 

 vement au nuage lumineux qui est la source de lumière, soit représenté par le point o 

 (fig. 75), la section du miroir par mra, ei examinons la marche des rayons lumineux dans le 

 plan du dessin. Il est évident que le point o recevra un rayon limite mo qui sera venu se 

 réfléchir sur le miroir suivant am ; il recevra encore le rayon limite on qui sera venu se 

 réfléchir suivant bn Entre ces deux rayons limites, l'objet o recevra tous les rayons comme 

 on' venus de tous les points comme b\ situés dans l'espace lumineux nb qui n'est pas situé 

 à l'infini et qui diffuse des rayons dans tous les sens. Avec le miroir mn le point o verra un 

 espace lumineux compris dans l'angle ao'b, c'est-à-dire qu'il sera éclairé par tout l'espace 

 lumineux ab. 11 sera le sommet d'un cône de rayons convergents émanés d'une surface circu- 

 laire lumineuse dont le diamètre est ab. 



On voit de môme que si le miroir a un diamètre deux fois plus petit, mn\ le point o ne 

 recevra que les rayons convergents récoltés par une surface réfléchissante quatre fois plus 

 petite et émanés aussi d'une surface lumineuse quatre fois moins grande mesurée par le 

 diamètre ab\ 



(1) Ce cône ou nez rentre à ressort, comme nous l'avons dit, dans le tube de l'instrument. 



(2) Le premier bouton, plus é'evé et situé sur le prolongement direct de la tige (fig. 00), 

 servait autrefois, dans les premiers modèles Ross, à donner un mouvement de latéralité 

 au bras horizontal Ce mouvement a été, depuis, supprimé avec raison, et ce bouton, qui 

 n'existe pas d'ailleurs dans tous les instruments, ne sert plus qu'au constructeur pour déter- 

 miner la position du tube relativement au centre de la platine. 



