Referate. 



A. Mineralogie. 



H. Landolt : Natriumlampe f ü r P o 1 a r i s a t i o n s a p p a r a t e. 

 (Zeitschr. f. Instr.-Kunde IV. 1884. p. 390.) 



Die Natriumlampe soll den Halbschatten-Polarisationsapparaten eine 

 möglichst gleichmässig gefärbte, intensiv und constant leuchtende Flamme 

 liefern. Sie besteht aus einem MüENCKE'schen Brenner (BuNSEN-Lampe mit 

 aufgesetztem kegelförmigen Drahtnetz und so starker Luftzuführung, dass 

 der innere, dunkle Kegel der Flamme verschwindet), in welche an dem 

 vorderen und hinteren Saume der Flamme je eine Bohre von Platindraht- 

 netz mit Kochsalz getränkt eingesenkt ist. Ein Schornstein aus Eisenblech 

 umhüllt das Ganze bis auf eine seitliche Öffnung zur Beobachtung, deren 

 Weite durch einen Schieber passend geändert werden kann. Um das Licht 

 von den blauen Strahlen zu befreien ist Kaliumbichromat zu verwenden. 

 Die Lampe ist in der Werkstatt von Dr. Muencke in Berlin hergestellt 

 worden. Emil Wiechert. 



O. Lehmann : Über eine vereinfachte Construction des 

 Krystallisationsmikroskops. (Zeitschr. f. Instr.-Kunde IV. 1884. 

 p. 369—376.) 



Krystallisationsmikroskop nennt der Verfasser eine Zusammenstellung 

 von Vorrichtungen, welche gestattet mit dem Mikroskop physikalische und 

 chemische Vorgänge in weiten Temperatur- und Druckgrenzen zu untersuchen. 

 Das hier beschriebene Instrument ist das Kesultat langjähriger Bemühung 

 um Verbesserung und Vereinfachung. — Ausser Gebrauch gesetzt stellt 

 das Ganze einen eisernen Tisch mit hölzerner Platte vor. Die letztere ist 

 in einzelnen Theilen abnehmbar, bezüglich nach der Seite zu klappen, wo- 

 durch das Innere mit seinen Apparaten, Kästen für Utensilien u. s. w. frei 

 gelegt und gleichzeitig die Fläche vergrössert wird. Der am Tisch sitzende 

 Beobachter hat vor sich zunächst das Mikroskop. An Nebenapparaten trägt 

 es polarisirende und analysirende Prismen, Okularmikrometer, photogra- 

 phische Einrichtung, Zeichenspiegel in Form eines Deckgläschens. Der Objekt- 

 tisch ist drehbar und mit einem Theilkreis versehen, welcher in Verbindung 

 mit den Strichen des Okularmikrometers Winkelmessungen möglich macht. 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1887. Bd. I. a 



