— 5 — 



(2.) Von zwei auf einander verschiebbaren Bohren trägt das eine ein 

 Ocular, das andere, welches nach einer zur Axe desselben unter 30° ge- 

 neigten Ebene abgeschnitten ist, trägt in der Mitte jener Ebene eine halb- 

 kuglige Linse von 5 mm. Radius. In ihrem Brennpunkt, im Innern des 

 Eohres befindet sich senkrecht zur Axe des letzteren ein in y 1 ^ mm. ge- 

 theiltes Mikrometer auf Glas. Von der dem Ocular gegenüberliegenden 

 Seite fällt durch eine matte Glasplatte Licht auf die Linse und wird, falls 

 ein Mineral-Blättchen mittelst einer Flüssigkeit von hohem Brechungs- 

 exponenten an die ebene Seite der Linse gedrückt wird, wegen des wech- 

 selnden Einfallswinkels z. Th. total reflectirt, so dass ein um so grösserer, 

 an dem Mikrometer ablesbarer Theil des Gesichtsfeldes dunkel erscheint, 

 je höher der Brechungsexponent des Minerals ist. Zur Auswerthung der 

 Theilstriche des Mikrometers benutzt man Mineralien von bekanntem Bre- 

 chungsexponenten. Man erhält die ersten beiden Decimalen genau, erkennt 

 auch beim Pegmatit z. B. zwei, Quarz und Feldspath entsprechende Tren- 

 nungslinien, am Kalkspath ebenfalls eine durch Drehung der Platte ver- 

 schiebbare neben einer fixen. Die halbkuglige Linse muss einen möglichst 

 hohen Brechungsexponenten haben, ebenso der flüssige Kitt. B. empfiehlt 

 zu letzterem Dibrom-Naphtyl-Phenyl-Aceton, das man durch einige Tropfen 

 «-Monobrom-Naphtalin (n = 1,70 ca.) verflüssigt. 



(1. u. 3.) Durch gehörige Vergrösserung des Öffnungswinkels des Con- 

 densors und des Objectivs und Anwendung- sehr stark brechender Immersions- 

 flüssigkeiten gelang es Verf. selbst in einer zur stumpfen Mittellinie des 

 Skolezit senkrechten Platte die Axenpole (wirklicher Winkel ca. 145°!) 

 zu beobachten. Der Condensor besteht dabei aus drei sich fast berührenden 

 Linsen ; einer halbkugligen von 5 mm. Radius , einer zweiten von 12 mm. 

 Radius und 5 mm. Dicke (n für beide 1,773) und einer dritten von 60 mm. 

 Brennweite und 19 mm. Durchmesser. Das Objectiv besteht ebenfalls aus 

 drei sich fast berührenden Linsen (alle von Flintglas, n = 1,773) ; die erste 

 halbkuglig von 1| mm. Radius, die zweite von 5 mm. Radius und 3 mm. 

 Dicke, die dritte von 12 mm. Radius und 2 mm. Dicke. Diesen wird für 

 Dünnschliffe von 0,1 — 0,01 mm. Dicke noch eine vierte Linse von 13 mm. 

 Durchmesser und 45 mm. Brennweite hinzugefügt. Das Polarisationsprisma 

 muss möglichst breit sein, braucht aber nicht mehr als 20° Gesichtsfeld 

 zu haben; da die NicoL'schen Prismen, um der ersten Bedingung zu ge- 

 nügen, sehr lang sein müssten, giebt Verf. Anweisung zur Construction 

 besser geeigneter. — Um das oft schwierige Aufkleben sehr kleiner zur 

 Messung der optischen Axen bestimmten Mineralblättchen zu vermeiden, 

 schlägt B. folgende Methode vor : die vorher erwähnte vierte Linse des 

 Objectivs ist zusammen mit dem Ocular und Analysator drehbar um eine 

 durch die Mitte des Präparats gehende und zur Axe des Mikroskops senk- 

 rechte Axe ; der Drehungswinkel kann abgelesen werden. Man senkt nun 

 zunächst den ganzen Mikroskoptubus, bis das Objectiv das von Immersions- 

 flüssigkeit ganz umgebene Präparat berührt, stellt dann mit dem Ocular- 

 rohr auf eine passende Stelle des Präparates ein, hebt darauf zur Messung 

 der optischen Axen den oberen Tubus theil wieder, bis man die Interferenz- 



