— 6 — 



curven sieht und bringt durch Drehen desselben nach rechts und links nach 

 einander die Hyperbelpole mit dem' Fadenkreuz zur Deckung*. — Da man 

 bei hinreichender Drehung des oberen Tubustheiles den Winkel der totalen 

 Reflexion des Minerals zum Glas der Linse überschreitet, so lässt sich auch 

 der Brechungsexponent des Minerals bestimmen. Mineralien von hohem 

 Brechungsexponenten muss man dabei mit einem Kitt von möglichst hohem 

 Brechungsexponenten befestigen oder besser noch von oben beleuchten; 

 ebenso empfiehlt es sich, die aus der Messung abzuleitenden Grössen nicht 

 theoretisch zu berechnen, sondern durch Vergleich mit den analogen Mes- 

 sungswerth en optisch bekannter Mineralien zu ermitteln. 



(4. u. 5.) Die Methode ist die zu Ende des vorigen Absatzes angedeu- 

 tete, indessen wird die Drehung des oberen Tubustheiles vermieden und 

 statt dessen die halbkuglige Linse gedreht. Letztere ist zu dem Zweck 

 mit der Axe eines kleinen Goniometers, welches von einer zweiten Säule 

 auf dem Mikroskop-Fusse getragen wird, fest verbunden und der Dünn- 

 schliff sammt Polarisator wird durch eine Feder gegen dieselbe gepresst. 

 Das Objectiv des Mikroskops, dessen Tubus unter 45° zum Horizont, unter 

 90° zur Goniometer- Axe geneigt ist, besteht nur aus einer achromatischen 

 Linse von 30 mm. Brennweite; unmittelbar über derselben befindet sich 

 ein Diaphragma mit einem Spalt von \— §■ mm. Breite und 3 mm. Länge 

 (letztere // der Goniometer- Axe). Erreicht man durch Drehung des Theil- 

 kreises des Goniometers die Grenze der totalen Reflexion des eingestellten 

 Minerals zum Glas der halbkugligen Linse, so ist der obere Theil des Mi- 

 nerals hell, der untere dunkel, und man kann die Grenzlinie in das Faden- 

 kreuz führen. Die Beleuchtung geschieht schräg von oben , eventuell ist 

 ein durchbohrter Schirm anzubringen, damit nur das gewünschte Mineral 

 allein beleuchtet werde ; auch empfiehlt es sich den Dünnschliff zu poliren. 

 Bei Untersuchung isolirter Mineralien muss man die achromatische Objectiv- 

 linse durch eine eben solche von 20 mm. Brennweite ersetzen und kann 

 das Diaphragma fortlassen. Ist der Apparat hinreichend justirt, so erhält 

 man die Brechungsexponenten auf 2 — 3 Einheiten der dritten Decimale 

 genau. Bei doppeltbrechenden Mineralien kann man annäherungsweise die 

 verschiedenen Brechungsexponenten bestimmen, wenn die Platte senkrecht 

 oder parallel zu einer Elasticitätsaxe geschnitten ist. Bei beliebig ge- 

 schnittenen Platten optisch einaxiger Krystalle ist dies ebenfalls noch mög- 

 lich und man erfährt zugleich die Lage der Schnittebene zur optischen 

 Axe; in beliebig getroffenen zweiaxigen Krystallen ist nur ß noch an- 

 nähernd zu bestimmen , für « und y erhält man statt der wahren ß ge- 

 näherte Werthe. — Messungen mit den neuen Instrumenten werden nicht 

 mitgetheilt. O. Mügge. 



A. B. Meyer:' Über Nephrit und ähnliches Material aus- 

 Alaska. (XXI. Jahresber. des Vereins für Erdkunde in Dresden. 1884. 21 p.) 



Nachdem das Vorkommen sehr vereinzelter Nephritgeräthe neben sehr 

 vielen Jadeitstücken in Amerika, und zwar in Venezuela 1 festgestellt war, 



1 Vergl. dies. Jahrb. 1884. Bd. IL -214- ff. 



