360 



zu ca. 120° u. 60°. 4 Diese kleinen Khomben v die ich für Quer- 

 schnitte senkrecht zur prismatischen Axe zu halten wohl berechtigt 

 bin, ergeben, dass sie bei gekreuzten Nicols nicht in jeder Stel- 

 lung der horizontalen Drehung dunkel bleiben, sondern auch hier 



* Ich bediene mich zum Messen von Krystallwinkeln im Mikroskope 

 einer mir schon' vor längerer Zeit von dem Mechaniker Epkens in Bonn 

 nach meinen Angaben angefertigten einfachen Vorrichtung, die es ermög- 

 licht, genauere Winkelablesungen zu machen, als dieses mit dem gewöhn- 

 lichen Goniometer am Mikroskope der Fall ist. Auf den Tubus des Mi- 

 kroskopes setzt man nach abgenommenem Okular einen genau passenden 

 Ring, der an 4 horizontalen Stäben einen etwa 5 Zoll Halbmesser haben- 

 den Messinghalbkreis Fig. 1 aa trägt, auf welchen ein weisser, genau 

 graduirter Pergamentstreifen sich aufsetzen lässt. Mit dem mit einem 



Fig. 1. 



Fadenkreuze versehenen Okular b lässt sich durch eine kleine Klemm- 

 schraube c ein zweiter auf das Okular zu schiebender Messingring fest 

 verbinden, der auf seinem oberen Rande zwei sich genau gegenüberste- 

 hende kleine Fernröhre d d, ebenfalls mit Fäden versehen, trägt, so dass 

 man zwischen diesen das Gesichtsfeld des Okulars frei behält. Stellt man 

 das Fadenkreuz des Okulars und das Fernrohr nun parallel, bringt die zu 

 messende Kante möglichst in den Mittelpunkt b des Fadenkreuzes und 

 stellt nun den einen Faden auf die eine Kante ein, liest durch das Fern- 

 rohr die Stellung auf dem Gradbogen ab, stellt dann den Faden auf die 

 andere Kante ein und liest wieder ab, so hat man den Winkel, den diese 

 beiden Seiten des zu messenden Querschnittes bilden, gefunden. Durch 

 die Grösse des Gradbogens sind ziemlich genaue Ablesungen möglich ; bei 

 grösseren Querschnitten, bei denen die Einstellung des Fadenkreuzes auf 

 die Seite des zu messenden Winkels scharf und genau erfolgen kann, 

 können einzelne Minuten gut abgelesen werden. 



